SÉANCE 1)1) 23 AVRIL 729 



Dispositif pour mesures diaphainométriques au golorimètre 

 DE DuBOSGQ et Pellin, 



par R. GoiFFON. 



L'attention se porte de plus en plus sur des méthodes permet- 

 tant un dosage, le plus précis possible, des substances contenues 

 dans de très petites quantités de liquide. Ce sont des conditions 

 qu'exigent, entre autres, les besoins de la clinique. Parmi ces 

 méthodes, la comparaison diaphanométiique des suspensions 

 troubles, colloïdales ou cristallines, a été souvent proposée depuis 

 Aglot et Denigès; et, récemment encore, diverses communica- 

 tions mettaient en relief leur valeur. 



Malheureusoment, si la colorimétrie a pu acquérir une préci- 

 sion relative, grâce au colorimètre de Duboscq et Pellin, la dia- 

 phanométrie emploie dans ses comparaisons des procédés rudi- 

 mentaires, ou des appareils trop compliqués. C'est pourquoi 

 nous avons pensé à adapter à ces mesures précisément le colori- 

 mètre de Duboscq et Pellin, que possède tout laboratoire. 



Pour bien comprendre le principe de noire dispositif, analy- 

 sons ce qui se passe quand un liquide trouble remplit les godets 

 de l'appareil, mis en place comme pour la colorimétrie, devant 

 une fenêtre bien éclairée. 



Dans une première expérience, les godets sont protégés de la 

 lumière, et le miroir réflecteur éclaire vivement leur face infé- 

 rieure. Si l'on plonge les bâtonnets dans les godets, l'intensité lu- 

 mineuse augmente au fur et à mesure que l'épaisseur de la sus- 

 pension trouble diminue, que s'amincit l'écran disperseur, op- 

 posé à la lumière venant d'en dessous. Si, au contraire, on dé- 

 couvre le miroir et qu'on laissé latéralement éclairés les godets, 

 on constate que la luminosité augmente progressivement, quand 

 les bâtonnets s'élèvent, c'est-à-dire quand augmente la hauteur 

 de la suspension brillante, et le nombre des particules qui arrê- 

 tent la lumière et la réfléchissent vers la lunette. 



On peut, et on l'a fait, utiliser chacune de ces propriétés, l'une 

 ou l'autre, pour apprécier la richesse d'une suspension en cor- 

 puscules, en cherchant l'épaisseur sous laquelle l'intensité lumi- 

 neuse est égale pour une suspension étalon et une suspension de 

 concentration inconnue. Mais l'œil, grâce à sa faculté d'accom- 

 modation, ne différencie que difficilement de faibles variations 

 d'éclat de lumière blanche, et les appareils qui les rendent sen- 

 sibles, sont assez compliqués. 



• Nous avons essayé de transposer l'intensité lumineuse en inten- 

 sité de couleur, dont l'œil est apte à discerner les plus légères 



