SÉANCE DU 30 AVRIL 780 



On peut donc supprimer R qui est pratiquement constante et 

 calculer la chronaxie en multiplant la capacité chronaxique 

 exprimée en microfarads par os,oo/i ce qui donne t =Ct xo,oo4. 



J'expérimente cette méthode depuis 1917. Les résultats qu'elle 

 donne sont très constants et ont toujours concordé, dans les 

 nombreuses expériences comparatives que j'ai faites, avec ceux 

 de ma technique primitive et avec les chronaxies mesurées direc- 

 tement au moyen du pistolet de Weiss. 



II. La mesure de la chronaxie est rendue encore plus rapide 

 en ne fixant pas l'électrode différenciée comme je le faisais d'a- 

 bord . 



Actuellement j'opère toujours avec l'électrode impolarisable à 

 manche tenu à la main (i). Les résultats sont tout aussi bons et 

 même on a l'avantage de pouvoir vérifier à chaque instant la 

 situation de l'électrode et d'éviter la compression qui est une 

 cause d'erreur dans la mesure de la chronaxie. Il ne faut appuyer 

 l'électrode que très légèrement, sauf sur certains nerfs profondé- 

 ment situés, comme le radial dans la gouttière de torsion, qu'on 

 n'atteint qu'en déprimant les téguments. Quand on a l'habitude 

 de l'électrodiagnostic, il est facile de réaliser ces conditions. 



III. Les résistances additionnelles, dans mes premières expé- 

 riences, étaient constituées par des résistances liquides impolari- 

 sables (SO'^ Cu et Cu) pour éviter la self. Ces résistances, excel- 

 lentes d'ailleurs, exigent d'être vérifiées de temps à autre. 



Disposant de deux boîtes de résistances du' modèle dit « Indus- 

 triel » de Carpentier, constituées par des bobines à simple enrou- 

 leraient, j'ai substitué ces résistances métalliques à une partie des 

 résistances liquides. Conservant en résistances liquides les 

 A. 000 (0 du circuit général, j'ai remplacé les résistances de 

 10.000 w et de iT.ooo w des branches de la dérivation par les 

 boîtes de résistances métalliques. J'ai vu que la légère self ainsi 

 introduite est négligeable, la capacité chronaxique étant la même 

 pour un muscle donné avec les deux montages. Voici un exemple 

 de ces expériences avec les deux montages et en fixant ou ne 

 fixant pas l'électrode : 



Biceps droit au point moteur. — La chronaxie moyenne du bi- 

 ceps d'après les mesures faites avec la technique primitive est 

 de os, 00008 à os, 00016. 



Rf^sisUncPS liquides Rc'sist'.nccs mélalli(|iios 



Bhi^obasc Ct en Clironaxio en Rlx'obase Ct en Chronaxie on 

 en volts microfarads secondes en volts rçicrofarads secc.ndcs 



Electrode fixée 38 0,00 0,00012 35 0,0s 0,00008 



Electrode à la main ... 49 0,02 o,ooooS " » » » 



(1) Electrodes impolarisables. C. B. de la Soc. de biol., i/i juin igiS. 



