868 HÉUMO.N BIOLOGIQUE DE BORDEAUX (38) 



Sur la détekmlxatio.n oscillométriqle 



DE la PRE.SSI0.\ moyenne DYNAMIQUE DU SA.\G DANS LES ARTÈRES 

 OU PRESSION EFFICACE ARTÉRIELLE, 



par V. Pacho.n. 



Les faits d'ordre expérimental, que je soumets à la Société, 

 sont relatifs à la détermination pratique par roscillomètre de ce 

 qu'on a appelé pression moyenne, et qu'il vaudrait mieux appeler 

 pression efficace du sang dans les artères. 



Le régime variable de pression sous lequel se fait Técoulement 

 du sang dans les artères est, on le sait, un régime périodique qui 

 non seulement n'est pas de forme sinusoïdale, mais peut être très 

 éloigné de la sinusoïde. Dans ces conditions, il ne saurait être 

 question de moyenne arithmétique entre les valeurs maxima et 

 minima de la pressicm artérielle. 11 est vrai cjue des auteurs ont 

 cru pouvoir le faire ; mais, aussi bien, leurs raisonnements et 

 leurs calculs ne pouvaient-ils donner, et n'ont-ils donné, en 

 fait, aucun résultat pratique. D'autre part, puisqu'il ne saurait 

 s'agir de moyenne arithmétique, il vaudrait sans doute mieux, 

 pour éviter toute confusion, adopter un terme qui correspondit 

 exactement à ce que représente dans la circonstance la moyenne 

 recherchée. Cette moyenne correspond, en définitive, à la pres- 

 sion que devrait avoir un régime constant artériel pour assurer 

 dans le même temps un même écoulement de sang que le i égime 

 variable dont elle est l'équivalent. Dès lors, par analogie avec 

 le langage physique, il est tout naturel de l'appeler pression effi- 

 cace OU; pour le moins, de lui réserver le terme de moyenne 

 dynamique. 



Grâce à Marey, on sait mesurer, par le manomètre compen- 

 sateur, la pression efficace d'un régime circulatoire. Nous nous 

 sommes donc proposé, au cours d'expériences faites sur un 

 schéma de circulation, de mesurer, d'une part, les valeurs de la 

 pression efficace ou moyenne dynamique My, par la méthode 

 di; manomètre compensateur, et, d'autre part, de rechercher, 

 par un dispositif approprié, si, à cette pression, correspondait 

 une phase précise du diagramme oscillométrique. 



La figure i permet de se rendre compte des conditions de 

 l'expérience. Sur le trajet du schéma de circulation, dont los 

 compressions rythmiques de la poire P sont assurées par les 

 mouvements de la bielle que porte l'excentrique E, mû par un 

 moteur, se trouve branché un tube élastique mince, entouré d'un 

 manchon cylindrique de verre M, en communication avec l'o-cil- 

 lomètre et la capsule oscillographique C. Un manomètre à 



