870 



REU.MO.N BIOLOGIQl E DE BORDEAUX 



m 



permettant une inscription régulière et continue des pulsations 

 artérielles, giâce, en outre, à un réglage convenable du sépa- 

 rateur S de la capsule oscillographique. 



Les résultats des expériences reproduits par les graphiques 

 montrent avec une netteté remarquable que la ligne des décom- 





J^l/ -^-^ 







j^j 



o ■ — ■ ^ 



FiG. 2. RésuUiils dos expériences. 



pr;.^ssions coupe exactement la ligne de la My en un point qui 

 correspond exactement à lamplitude maxima du diagramme des 

 oscillations, c'est-à-dire à l'indice oscillométrique lo. En d'autres 

 termes, la valeur de contre-pression, à laquelle correspond Fin 

 dice oscillométrique, représente exactement la valeur de la pres- 

 sion efficace, ou moyenne dynamique My, du régime circulatoire 

 du tube artériel exploré. 



