(43; 



SÉANCE DL' 10 MAI 



873- 



tement connue ; puis, ceci étant, il s'agira de rechercher si, dans 

 les conditions de l'exploration oscillométrique correspond à cette 

 pression une phase précise du diagramme des oscillations.. 



Le problème ainsi posé, voici comment nous avons réalisé la 

 condition fondamentale, c'est-à-dire celle d'établir un régime 

 circulatoire dont la pression minima soit nettement et facilement 

 connue. Etant donné un dispositif expérimental analogue à celui 

 représenté dans la note précédente, on établit la circulation dans 

 des conditions telles que l'écoulement soit intermittent et qu'il 

 cesse juste à la fin de la diastole. Avec un schéma de circulation 

 dans lequel on est maître de tous les éléments du régime, il 

 est facile de réaliser ces conditions. La pression Mn d'un régime 

 intermittent de cette sorte est représentée alors exactement par 

 la valeur statique de la pression du système au repos. En effet, 

 puisque l'écoulement, qui est intermittent, se trouve nul à la ho 



/ 3 5 7 S f^ fà fS f^ /$ 9/ 9S 9S ?/ 9$^ P é 



FiG. a. — Courbes oscillométriques niontiaiil la zone terminale et distincte 

 d'oscillations à pente propre, dont le début correspond à Mn. 



de la phase diastolique et, par conséquent, au début de la phase 

 systolique, la pression minima, que la systole aura à vaincre, 

 est justement égale à celle de la charge statique. Or, cette charge 

 statique sera exactement connue par la position de repos du 

 manomètre branché à l'origine du segment artériel exploré, et, 

 ainsi, on aura vaincu la difficulté qui se présentait jusqu'à ce 

 jour dans toute expérience de cet ordre, à savoir celle de s'en 

 remettre pour la connaissance, aussi bien d'ailleurs de Mn que 

 de Mx, à dès manomètres élastiques ou à mercure, en fonction- 

 nement dynamique, et avec l'inertie desquels il faut compter. 

 Préalablement à l'expérience oscillométrique, les divers appa- 

 reils inscripteurs sont donc disposés de façon à ce que les extré- 

 mités libres des trois styles enregistreurs soient sur une même 

 verticale et les zéros des deux manomètres à mercure sur le 

 même plan horizontal que le tube artériel exploré. Il suffît, dès 

 lors, de faire tourner le cylindre au-devant de la plume du mano- 



