(54) séancl: du 15 juiiv 65 



ments. Cette augmentation est très forte pour des intensités comprises 

 entre et une bougie métrique, mais le ralentissement de cet accrois- 

 sement se fait considérable pour de plus fortes intensités lumineuses 

 quand celles-ci augmentent. 



Les courbes connues exprimant cette variations et, parmi celles-ci, 

 celle classique du professeur Charpentier (1), montrent que l'allure est 

 à peu près rectiligne pour de faibles clartés. 



L'allure de ces courbes indique que pour de faibles éclairements 

 faisant varier l'acuité jusqu'au 1/4 ou même à la moitié de sa valeur, 

 la sensibilité est à peu près constante pour un photomètre à acuité la 

 réduisant à ces valeurs (de à 1/4) par une diminution dans une pro- 

 portion connue de l'éclairement à déterminer. 



Si donc il n'intervenait pas l'état antérieur de l'œil de l'observateur, 

 on pourrait, avec une précision à peu près égale, pratiquer les mesures 

 en réduisant l'éclairage de manière à abaisser l'acuité à un taux cons- 

 tant, mais arbitrairement compris entre et 1/3 ou même 1/2 de sa 

 valeur normale. Mais dans toutes ces observations il intervient l'adap- 

 tation de l'œil (2). Pour de faibles éclairages l'acuité augmente par 

 l'adaptation à l'obscurité et d'autant plus que l'éclairage est plus 

 faible. Les conditions d'adaptation seront d'autant plus facilement 

 remplies ou entraîneront d'autant moins d'erreurs dans le cas où elles ne 

 le seraient pas parfaitement que l'on réduira plus faiblement l'acuité 

 visuelle qui servira pour la mesure de cet éclairement. Il conviendra 

 donc d'utiliser des tests objets correspondant à une réduction d'acuité 

 visuelle de 1/4 environ. 



Il reste une autre condition à remplir, c'est celle de donner à l'ins- 

 trument une sensibilité proportionnelle, constante, dans les détermi- 

 nations à effectuer. De même que les précédentes, elle se trouve remplie 

 dans l'instrument très simple que je vais succinctement décrire. 



Nouveau photomètre a acuité visuelle, 

 par Th. Guilloz. 



L'instrument que je vous présente, s'il est permis d'appeler ainsi une 

 disposition aussi simple, consiste en une plaque d'absorption rectangu- 

 laire, obtenue par photographie d'après les procédés précédemment 



(1) Charpentier. La lumière et les couleurs. 



(2) Broca, Causes rétiniennes de variations de l'acuité. Journal de physio- 

 logie et de pathologie générale, t. III, p. 394, 1901. 



Biologie. Comptes rendus. — 1909. T. LXVII. S 



