1^2 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Les gommes intracorhéennes se propagent à l'iris par perforation de 

 la Descemet ; le parasite est alors capable de se développer en culture 

 pure dans l'humeur aqueuse. 



[Travail fait dans le laboratoire de M. Metchnikoff, 

 à rinstitut Pasteur de Paris.) 



SPHYGMOMANOMÉTRIE BRACHIALE. 



Appareil de contrôle 'pour les indications C07nparatives 

 des manomètres à mercure et à cadran et du sphygmoscope, 



par Ch.-E. François-Franck 



Pour pouvoir poursuivre avec quelque sécurité les recherches sur les 

 variations physiologiques spontanées ou provoquées de la pression 

 artérielle chez l'homme avec les brassards brachiaux établis selon le& 

 principes de Recklinghausen, il est nécessaire de comparer les appareils 

 qui fournissent l'indication des effets produits par la contrepression au 

 niveau des brassards eux-mêmes. 



Je donnerai, dans une autre note, les résultats de mes expériences 

 sur les modifications de la circulation en aval du brassard. 



Le dispositif dont j'ai fait usage pour cette comparaison (fig. 1) et que je 

 soumets à mes collègues associe les trois principaux procédés d'examen 

 sphygmomanométriques : le manomètre à mercure, le large sphygmoscope 

 du type Erlanger et le manomètre métallique à cadran. 



Les deux premiers appareils donnent des courbes graphiques; le mano- 

 mètre à cadran anéroïde peut être facilement transformé en enregistreur; 

 mais le manomètre à ressort Bourdon-Fick ne fournit que des indications 

 visuelles. Pour uniformiser ces diverses indications, j'ai recueilli sur plaque 

 fixe les images chronophotographiques des oscillations de l'aiguille du cadran 

 aux mêmes degrés de contrepression croissante ou décroissante, de 10 en 

 10 millimètres de Hg, qui fournissaient les graphiques alternants des deux 

 autres manomètres. 



Le fonctionnement de l'appareil de comparaison se réduit à isoler les trois 

 témoins les uns des autres, à chaque étape de la contrepression, au moyen 

 du robinet correspondant à chacun d'eux, après les avoir tous soumis à la 

 même pression par le lube distributeur commun. On recueille les courbes en 

 paliers du manomètre à mercure, celle du sphygmoscope après retour à 

 zéro (échappement intermittent) et l'image chronophotographique des oscd- 

 lations de l'aiguille du manomètre métallique. 



