SÉANCE DU 10 JUILLET 1^3 



On a ainsi les éléments de la comparaison cherchée, laquelle apparaît 

 d'emble'e favorable au manomètre à mercure employé selon les règles 

 connues. 



Le sphygmoscope ne donne pas Findication des oscillations maxima au 

 même chiffre que le manomètre à mercure : l'écart varie de 10 à 30 milli- 

 mètres, surtout avec la contrepression décroisssante que l'on emploie 

 actuellement de préférence (choix discutable à cause des modifications circu- 

 latoires produites par la vaso-dilatation secondaire). De plus, les oscillations 

 sont de même importance pour des chiffres très différents. 



FiG. 1. — Dispositif de l'examen comparatif du manomètre à mercure (Hg.), du 

 sphygmoscope (S.) et du manomètre métallique (M. m). 



La contrepression dans le brassard (Br.) est établie avec la pompe à air (P.); le 

 robinet (R.V) assure l'herméticité. 



Le brassard couimunique avec le tube distributeur commun; une valve (V.) 

 permet la compression et la décompression graduelles. 



Les robinets R.H, R.S., R.m. établissent l'indépendance des manomètres corres- 

 pondants. 



Un échappement (Ech.) permet de faire communiquer avec l'atmosphère l'enve- 

 loppe du sphygmoscope (fuite intermittente ou permanente); l'inscripticn s'opère 

 par le tube à transmission (Tr.). 



Les indications du manomètre métallique (quand l'instrument est bien 

 réglé et vérifié à chaque expérience avec un manomètre à mercure correct) 

 se rapprochent davantage de la vérité; mais le déréglage de ces appareils 



