SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 503 



En somme, cette réaction nous paraît pouvoir être mise à profit par le 

 clinicien pour reconnaître le morphinisme et surveiller la démorphini- 

 sation. 



Tandis que, dans le morphinisme, la réaction spécifique des globules 

 blancs pèche par défaut, c'est au contraire par excès qu'elle se mani- 

 feste dans la tuberculose. Les leucocytes des tuberculeux sont plus sen- 

 sibles que ceux des autres sujets aux solutions faibles de tuberculine. 

 En mesurant l'activité leucocytaire dû malade dans un milieu tuber- 

 culine, puis dans le même milieu pur, on obtient, par le rapport de ces 

 deux valeurs, un indice de réaction plus élevé que chez les sujets 

 indemnes. 



Les recherches que nous avons faites sur une centaine d'individus 

 entachés ou non de tuberculose nous permettent de croire que cette 

 réaction leucocytaire in vitro est plus exacte et souffre moins d'excep- 

 tions que la cuti-réaction et ses variantes. Elle nous a déjà révélé des 

 lésions tuberculeuses d'abord méconnues par la clinique, mais vérifiées 

 par des examens ultérieurs ou par l'autopsie. 



Sans parler de l'utilité de ces réactions pour éclaircir certaines ques- 

 tions de théorie, les résultats de ce leuco-diagyiostic dans des états mor- 

 bides aussi disparates que le morphinisme et la tuberculose permettent 

 d'espérer que la méthode pourra conduire encore à d'autres applications 

 pratiques. 



Notes de technique. — L Nouveau microtome 

 UNIVERSEL. Appareil a congélation pour les grandes coupes, 



par J. Nageotte. 



Le nouveau microtome que je présente (1) a été combiné en vue de 

 donner au rasoir une stabilité aussi grande que possible; ses organes 

 ont été disposés de façon à rendre la manœuvre facile et rapide; ses 

 dimensions ont été choisies telles qu'elles permettent de couper en série 

 une pièce cylindrique de 7 centimètres et demi de diamètre sur 8 centi- 

 mètres de hauteur; lorsqu'on se sert du rasoir transversal, pour les 

 pièces congelées, les dimensions des coupes obtenues peuvent atteindre 

 12 centimètres sur 18 centimètres (2); la graduation est établie par 

 millièmes de millimètre, de telle sorte que l'on peut débiter les pièces 

 en coupes aussi minces que la consistance du tissu le permet ; grâce à 



(1) Je remercie M. Stiassnie, qui construit cet appareil, du soin avec lequel 

 il en a établi le modèle sur mes indications. 



(2) La construction de modèles plus grands ne présenterait aucune difficulté 

 et le fonctionnement en serait aussi parfait. 



