526 



SOCIETE DE BIOLOGIE 



FiG. 1. — Images photographiques 

 des oscillations de l'aiguille avec l'os- 

 cillomètre de Pachon. 



poignet : on voit ainsi, comme le montre la photographie sur plaque fixe des 

 oscillations de l'aiguille (fig. 1), que la contrepression, supprimant le pouls 

 radial à 160 millimètres Hg, détermine à HO millimètres les déplacements 

 maxima qui correspondent à la pression minima. 

 En procédant par étapes et en notant la valeur des déviations de l'aiguille 



à chaque centimètre de décompression, 

 on peut dresser des tableaux dans le 

 genre de celui de la figure 2 qui, sans 

 autre détail, montre le chiffre différent 

 de la réapparition du pouls {Press, 

 max.) et celui des grandes oscillations 

 {Press, min.) dans des conditions de 

 santé et de température ambiante dif- 

 férentes sur le même sujet ; ces courbes, 

 recueillies sur moi-même, font partie 

 d'une série dont j'indiquerai les résul- 

 tats à propos de la comparaison des dif- 

 férentes formes de sphygmornanomé- 

 trie ; elles suffisent à montrer, dès main- 

 tenant, ce que nous pouvons demander, 

 pratiquement, à l'exploration radiale localisée telle que l'a réalisée Potain, et 

 cela avec une légère modificaiion de l'appareil. 



Pour une étude plus détaillée, comme celle qui était nécessaire âmes 

 recherches visant beaucoup plutôt les variations physiologiques de la pression 

 artéiielle que l'évaluation des maxima et des minima, ce dispositif, où la vue 

 seule ou bien l'inscription 

 photographique assez com- 

 plexe et coûteuse intervient, 

 ne pouvait suffire; il fallait 

 obtenir l'inscription des ef- 

 fets de la contrepression 

 croissante et décroissante 

 exercée sur l'action, et cela 

 avec une certaine précision ; 

 je tenais, en effet, tout par- 

 ticulièrement, comme j'y ai 

 insisté dans une note précé- 

 dente (juillet 1909), à obtenir, 

 s'il se pouvait, l'indication 



des effets réellement manométriques, autant que possible dégagés des effets 

 pléthysmographiques souvent contradictoires, que peuvent produire chez 

 l'homme les excitations sensitivo-sensorielles les plus variées. 



Dans ce but, espérant qu'une exploration artérielle localisée serait moins 

 complexe et moins suspecte qu'une exploration globale qui s'adresse à une 

 masse de tissu vasculaire intervenant activement dans la réaction, j'ai appliqué 

 à cette recherche un manomètre à mercure amplificateur et inscripteur; j'en 

 donnerai, dans une prochaine séance, la description et la démonstration; je 

 me borne à en montrer la disposition générale à mes collègues et à repro- 



FiG. 2. — Courbes de l'amplitude des oscillations 

 de l'appareil de Pachon en rapport avec l'ampoule 

 du sphygmomaoomètre de Potain, 



