600 



SOCIETE DE BIOLOGIE 



— le niveau du cœur restant constant — à transformer les flacons d'alimen- 

 tation du bain-thermostat en flacons à niveau constant. Il semblait donc qu'il 

 n'y eût qu'à employer des flacons du type que reproduit la figure 1, c'est-à- 

 dire des flacons de Mariotte ordinaires. En fait un tel flacon, du type de la 

 figure 1, ne convient pas en milieu chaud (soit à la température de 38°, — tem- 

 pérature ordinaire des bains-thermostats dans les expériences de survie 

 d'organes de mammifères), au cas de fonctionnement intermittent ou alternatif 

 des liquides de perfusion. Quand un tel flacon est remis à débiter après un 

 temps préalable d'interruption, le niveau réel du liquide n'est plus h dans ce 

 flacon, mais un niveau notablement plus élevé, représenté par celui d'une 

 colonne de liquide qui s'est élvée, enire temps, dans le tube de Mariotte. 



FiG. 1. — Flacon de Mariotte ordi- 

 nah-e. 



FiG. 2. — Flacon de Mariotte, modifié 

 par l'auteur, de façon à se prêter à un 



fonctionnement discontinu en mi ieii 

 chaud. 



Fig. 1. 



Fig. 2. 



C'est que, dans l'intervalle de temps pendant lequel le flacon n'a pas débité, 

 le gaz froid, qui, bulle par bulle, et d'une manière continue, avait pénétré dans 

 le flacon,' s'est échauffé, dilaté, bref a provoqué par augmentation de pres- 

 sion de sa masse une ascension de liquide dans le tube de Mariotte. Au 

 moment de sa remise en fonctionnement, le flacon du type de la figure l ne 

 représente plus, dès lors, un flacon à niveau constant. 



Le flacon du type de la figure 2 remédie à ces inconvénients. C'est encore, 

 si l'on veut, un flacon de Mariotte, mais ayant subi une modification qui Vadnpte 

 à un fonctionnement discontinu en milieu chaud, c'est-à-dire, en l'espèce, aux 

 conditions des expériences physiologiques d'organes en survie. Le tube de 

 -Mariotte est représenté là par un tube de large section; la partie correspon- 

 dant au goulot du flacon, très exactement rodée, adhère hermétiquement à ce 

 goulot également rodé. Grâce à la large section et au volume relativement con- 

 sidérable du tube l'entrée intermittente de l'air se fait, d'une part, à inter- 

 valles plus espacés, et, d'autre part, quand la couche d'air pénètre dans l'atmo- 

 sphère close du flacon, elle se trouve depuis assez longtemps déjà dans le 

 thermostat pour s'être mise en équilibre de température. Dès lors, que l'on 

 suspende quelque temps l'écoulement d'un tel flacon, il ne se produit plus 

 d'ascension liquidienne dans le tube d'admission du gaz pendant l'intervalle 

 de fonctionnement un t -1 flacon, du type de la figure 2, est un flacon à niveau 

 constant en toutes conditions d'écoulement contiuu ou discontinu en milieu chaud. 

 Et la constance de la valeur de p' est ainsi assurée. 



