726 



SOCIETE DE BIOLOGIE 



peuvent alors par une légère pression sur l'extrémité d'un petit levier 

 être déclanchés et fermés instantanément. La figure ci-jointe montre les 

 détails de construction de l'instrument. 



Les branches de la pince une fois rapprochées par la pression des 

 doigts, les mors inférieurs des compresseurs sont facilement glissés 

 sous l'artère dénudée. Leurforme recourbée, qui est celle du petit com- 

 presseur d'artère de François-Franck, maintient l'instrument parfai- 

 tement en place sur le vaisseau. De plus, le poids de l'instrument 

 n'exerce aucune traction sur l'artère puisqu'il se trouve réparti sur la 



table par le manche et sur la plaie par la face inférieure des extrémités 

 des compresseurs. 



Les branches de la pince sont alors écartées au degré voulu. Les 

 compresseurs, fermés l'un après l'autre, isolent entre eux un segment 

 d'artère don ton peut régler le degré de tension d'une manière parfaite 

 au moyen du bouton molette. Cette immobilisation de l'artère facilite 

 beaucoup l'incision des tuniques et l'introduction de la canule, opé- 

 rations toujours délicates sur des vaisseaux de petit calibre qui se 

 rompent fréquemment une fois incisés, ou fuient devant la canule. 



Le cours du sang peut alors être rétabli ou interrompu d'une seule 

 main avec une grande sûreté dans le bout central ou périphérique de 

 l'artère. 



Je pense que cet instrument pourra épargner aux expérimentateurs 

 des pertes de temps et facilitera, en dehors des prises de sang, quelques 

 petites opérations : prise de pression sanguine, injection colorée du 

 système vasculaire, etc. 



