806 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



m'était impossible de retenir la vapeur de chloroforme dans l'air lorsque 

 cet air circule dans les appareils absorbants chargés de l'arrêter à une 

 vitesse supérieure à 40 litres à l'heure; or c'est la vitesse de 80 litres et 

 même de 100 litres à l'heure qu'il fallait atteindre, vitesse double, par 

 conséquent, de la précédente. 



J'ai été assez heureux pour résoudre ce problème par deux méthodes 

 différenles ; la première de ces méthodes, assez compliquée, ne m'a donné 

 que des résultats approchés; la seconde, d'une simplicité extrême, m'a 

 fourni des résultats presque rigoureux. 



Je donnerai le principe des deux méthodes, en insistant tout naturel- 

 lement sur la seconde (1). 



Première méthode. — Arrêt de la vapeur de chloroforme en provoquant, sa 

 décomposition par la potasse alcoolique à chaud. L'air chargé de vapeur de 

 chloroforme passe successivement dans quatre éprouvettes à pied renfermant 

 150 centim-ètres cubes de potasse alcoolique à 10-20 p. 100 d'alcali. Ces éprou- 

 vettes sont plongées dans un bain-marie à niveau constant à la température 

 constante de 70 à 75 degrés. Comme la vaporisation de l'alcool dans ces con- 

 ditions est très notable, le tube de sortie de chaque barboteur est constitué 

 par un réfrigérant d'Allihn à 4 boules. Le chloroforme en passant dans cet 

 appareil est décomposé et le chlore passe à l'état de chlorure de potassium, 

 qu'il suffit de doser. On retrouve, comme cela résulte de seize expériences de 

 contrôle dont il est inutile de fournir ici les chiffres, 94 à 93 p. 100 du chlo- 

 roforme vaporisé entrant en expérience. 



Cette méthode implique, cela estde toute évidence, la nécessité de n'admettre 

 à l'entrée de l'appareil que de l'air privé d'acide carbonique qui pourrait 

 saturer la potasse et empêcher son action sur le chloroforme, et c'est là un 

 gros inconvénient dans le cas particulier de mes recherches. 



2'= MÉTHODE. — Arrêt de la vapeur de chloroforme par Palcool à 90-95 degrés. 

 Il ne fallait pas songer aux barbotteurs dont, mes expériences antérieures 

 avaient démontré l'insuffisance ; j'ai pensé alors à appliquer à un appareil de 

 laboratoire le principe des appât eils absorbants employés dans l'industrie 

 pour l'absorption des gaz ou des vapeurs; ces appareils consistent simplement 

 en des colonnes ou tours remplies de matières inattaquables dans lesquelles 

 gaz et dissolvant circulent en sens inverse (2). J'ai monté alors l'apparei 

 très simple suivant : Un tube en verre de 30 millimètres de diamètre, de 

 1 mètre de long, tenu verticalement, est rempli de billes de verre de 3 à 

 5 millimètres de diamètre. L'air chargé de vapeur de chloroforme circule de 

 haut en bas appelé par une trompe, tandis que de l'alcool ne cesse de couler 

 de la partie supérieure sur les billes de verre. Il vient d'un flacon situé à la 

 partie supérieuie du tube et est collecté dans un autre flacon à la partie iufé- 



(1) Les détails complets de la technique paraîtront dans un prochain 

 mémoire. (Voir plus bas.) 



(2) Hanriot et Ch. FJichet dans leurs travaux sur les échanges respiratoires 

 et Maurice Billy [Bulletin de la Société Chimique, 1908, 4^ série, t. III, p. 738 j 

 ont fait connaître des appareils basés sur le même principe. 



