SÉANCE DU 7 MAI 807 



Heure. Pendant tout le temps de sa descente l'alcool se charge de chloro- 

 forme qui se retrouve ainsi entièrement dans son véhicule, où il est facile de 

 le doser par les méthodes que j'ai fait connaître (1). 



L'expérience montre que dans cet appareil l'arrêt de la vapeur de 

 chloroforme est intégral, que le débit de l'air qui en est chargé atteigne 

 iOO litres à l'heure ou même le dépasse, que la teneur en chloroforme 

 soit de plusieurs grammes par 100 litres d'air ou seulement de quel- 

 ques milligrammes. Je donnerai dans un mémoire qui paraîtra ulté- 

 rieurement dans le Journal de Physiologie et de Pathologie générale la 

 technique détaillée de mes expériences de contrôle (2); en voici cepen- 

 dant le bref résumé : 



Dans une grande cloche de verre tubulée de 27 cent, o de diamètre, de 

 59 centimètres de hauteur, d'un volume de 35 litres, couchée horizontalement, 

 on vaporise des quantités de chloroforme déterminées, comprises entre gr. 010 

 et 5 grammes. Il suffit pour cela, au moyen d'une aspiration obtenue par une 

 tiompe à eau, de faire passer l'air qui doit circuler dans la cloche dans un 

 petit barbotteur genre Cloez renfermant le poids de chloroforme que l'on veut 

 vaporiser. 



La vaporisation terminée, on fait circuler de l'air dans la cloche ! 10 fois son 

 volume au moins); cet air entraîne tout le chloroforme, passe ensuite à travers 

 un barboteur métallique genre Villiers qui donne une idée de l'intensité du 

 débit et de là. dans le tube-colonne que je viens de décrire (3). 



Quant à la vérification de l'arrêt complet de la vapeur de chloroforme 

 dans cet appareil, elle consiste tout naturellement à s'assurer, par le 

 dosage du chloroforme dans l'alcool du barboteur et dans l'alcool 

 collecté à la partie inférieure du tube-colonne, que la quantité retrouvée 

 est égale à celle vaporisée. Les expériences de contrôle dont voici les 

 résultais montrent que les difTérences sont ou minimes, ou nulles, ou de 

 l'ordre d'erreur de l'expérience elle-même. 



Numéros 

 des expériences. 



I 



II 



III 



lY 



Y 



VI 



YII 



VIII 



IX 



X 



XI 



Chloroforme 

 vaporisé en gr. 



i.890 



3.900 



2.900 



1.830 



0.9il 



0.485 



0.130 



0.031 



0.010 



0.97.J 



2 . 890 



Chloroforme 

 retrouvé en gr. 



-i.770 



3 791 



2.841 



1.809 



0.929 



0.483 



0.133 



0.0313 



0.0107 



0.952 



2.843 



Retrouvé p. 100. 



97. S 



97.2 



98.2 



98 9 



98.8 



99.6 



102 



101 



107 



97,6 



98.5 



Dans l'expérience X le débit du courant gazeux a été de 133 litres à l'heure 

 au lieu de 80 à 100 litres dans les expériences précédentes. 



(1) Maurice Nicloux. Les anesthésiques généraux au point de vue chimico- 

 physiologique, 1 vol., 213 p., 30 fig. 1908. Paris, Doin, éditeur. (Voir page 1 et 

 suivantes). 



(2) Consulter "aussi le mémoire qui va paraître en mai dans le Bulletin de 

 la Société chimique de France. 



(3) L'appareil a fonctionné dans le laboratoire attenant à la salle des 

 séances de la Société. 



