318 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 
DisPOSITIF POUR FILTRATION A TRAVERS LES MEMBRANES, 
par ANDRÉ MAYER, G. ScHÆFrEr et F. TERROINE. 
Au cours de nos recherches sur les colloïdes, nous avons été amenés 
très souvent à pratiquer la filtration sur membranes, et notamment sur 
membranes de collodion. On sait que cette méthode a été élaborée par 
MM. Malfitano (1), David J. Le- 
vy (2), Delezenne, Bechhold 3), etc 
Tous les dispositifs qu'ils ont em- 
ployés utilisent une pression exer- 
cée sur le liquide à filtrer : pres- 
sion hydrostatique du liquide lui- 
même (Malfilano), pression d'un. 
gaz comprimé (Bechhold, etc.). 
Nous avons utilisé, pour la fil- 
tration de colloïdes, un appareil 
dans lequel nous produisons une 
dépression extérieurement au fil- 
tre, placé dans un espace elos. 
L'appareil très simple que nous 
présentons consiste en un grand 
bocal à bord rodé hermétiquement 
fermé par une plaque épaisse à 
surface iodée. Cette plaque est 
percée de six trous; quatre d’entre 
eux sont munis de bouchons en 
caoutchouc laissant passer des tu- 
bes à entonnoir, dont la partie évasée se trouve dans le bocal, après la 
fermeture. C'est sur ces entonnoirs qu'on lie les sacs (collodion) consti- 
tuant la membrane filtrante. Les deux autres trous, plus petits, sont 
également bouchés par des bouchons de caoutchouc, laissant passer 
Lun, nn tube à tétine courbé à angle droit, l’autre, un robinet à vide. 
Le liquide filtré s'écoulant des sacs est recueilli dans quatre verres 
maintenus en place par une armature qu'une tige centrale permet 
d'introduire dans le bocal (4). 
Lorsqu on veut se servir de l'appareil, on lie les sacs sur les tubes à 
(1) Comptes rendus de l’Académie des Sciences, t. CXXXIX, p. 1221, 1904. 
(2) Journal of infeclious diseases, vol. II, 1905, n° 1. 
(3) Zeitsch. f. physikalische Chemie, 1907. 
(4) Nous n'avons pas fait figurer cette armature et ces verres sur la pholo- 
graphie. 
