460 RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY (25) 
INDICATEUR LUMINEUX DU DEGRÉ DE PRESSION D'UN GAZ. 
INDICATEUR LUMINEUX DE LA VITESSE D'UN COURANT GAZEUX, 
par TH. GuiLLoz. 
Je me suis servi, pour l'appréciation immédiate du degré de pression 
dans des expérimentations faites sur des ampoules raréfiées, d’une 
disposition qui m'a été très commode surtout dans le moment où le 
vide, dit peu résistant, est difficile à mesurer rapidement au mano- 
mètre parce qu'il est déjà élevé, et où il est encore impossible à étre 
exprimé par la résistance équivalente d'une étincelle dans l'air parce 
qu'il n’est pas suffisant. 
Le principe de cette méthode est général. Elle peut s'appliquer avec 
une sensibilité que l’on pourra souvent adapter, suivant les nécessités, 
à beaucoup d’autres observations. Elle sera particulièrement commode, 
en certains cas, pour surveiller à distance la pression dans une enceinte 
ou pour en percevoir les variations rapides, et ce sont ces considéralions 
qui m'engagent à la faire connaître ici. 
La méthode consiste à apprécier l'éclat d'un fil incandescent placé 
dans l'enceinte. J'ai employé tantôt un fil de platine, tantôt un filament 
Nernst. 
La luminosité du fil dépend de sa température et, lorsqu'il est soumis 
à une cause constante d'échauffement par un courant électrique, celle- 
ci est fixée lorsque la perte de chaleur est égale à l'apport. La lumi- 
nosité dépend donc des pertes de chaleur subies par le filament. 
Le filament se refroidit par rayonnement, par conduction et par con- 
vection. L'échauffement, et par conséquent la luminosité du fil, augmente 
avec le degré de vide par suite de la diminution des pertes de chaleur se 
produisant par convection et par conduction. La perte par rayonnement 
subsiste seule dans le vide. L’éclat varie très vite avec la température, 
et, en rendant le fil lumineux, en le soumettant électriquement à une 
source constante d’échauffement, tout ce qui influera suffisamment sur 
les causes de déperdition de chaleur aura une influence marquée sur son 
éclat. 
La sensibilité sera plus grande quand la température du fil sera au 
voisinage de son point de fusion. 
Je me suis servi, pour apprécier les variations de Mt du fil, de 
la disposition bien connue du photomètre de Rumford. Une tige cylin- 
drique opaque donne sur un écran deux ombres portées : l’une corres- 
pondant au filament placé dans l'enceinte, l’autre à un second filament 
incandescent placé dans une atmosphère tranquille et pouvant être 
déplacé en regard de l'écran. En ayant soin d'orienter la tige et les 
deux filaments parallèlement, les ombres sont très nettes à cause du 
