SÉANCE DU 23 MAI 877 
Puis on met enfin en communication le brassard brachial avec le 
manomètre métallique et on laisse pénétrer l’air jusqu’à ce que les indi- 
cations du signal soient complètement éteintes, — on note alors le 
chiffre lu sur le manômètre. En procédant à des mouvements alternatifs 
de compression et de décompression, on arrive à fixer à un demi- 
centimètre près le chiffre de la pression maxima ou systolique. 
Les avantages présentés par cet appareil nous paraissent multiples. 
Nous n’en retiendrons que deux qui sont essentiels. 
Tout d'abord, cet appareil ne laisse aucune part au coefficient per- 
sonnel. Le chiffre de la pression s'obtient pour ainsi dire automatique- 
ment, ce qui nous permet, dans les recherches sur les variations patho- 
logiques de la pression, de tenir compte des valeurs trouvées par des 
observateurs qui peuvent être différents, pourvu qu'ils soient conscien- 
cieux. Un élève d'un service sera désormais aple à manier le sphygmo- 
signal comme le thermomètre. En dernier lieu, le dispositif employé 
permet de rendre visible à tous la méthode de mensuration de pression 
et le résultat que l’on en obtient. C'est donc au premier chef un appareil 
de clinique et de démonstration destiné, nous en sommes convaincu, 
à rendre les plus grands services à l'étude des modifications de la 
pression arlérielle au cours des maladies et à l'enseignement des 
élèves. 
Cet appareil a été établi par M. Galante, qui a mis tous ses soins et 
son habileté bien connue à en assurer la parfaite construction. 
