210 E. Mangold: 



Hiernach läßt sich der Druck der Pelotte, der bei den verschiedenen 

 Hebelbelastungen auf dem Muskel ruht, in mm-Hg ausdrücken, und 

 man könnte in den Tabellen der Messungsergebnisse an Stelle oder 

 neben den Hebelbelastungen auch den diesen jeweils entsprechenden 

 Druck in mm-Hg angeben. Führt man die Eichung noch bei andern 

 Pelotten und bei andern etwa für die Messungen in Betracht kommenden 

 Entfernungen der Hebelbelastung von der Achse oder für andere ähnliche 

 Apparate durch, so ergibt sich ein vergleichbares Maß für die ver- 

 schiedenen Messungen. 



Auch in den kurvenmäßigen Darstellungen der Ergebnisse (s. 

 z. B. Abb. 2) lassen sich entsprechend an Stelle der in g angegebenen 

 Hebelbelastungen auch die Druckwerte in mm-Hg auf der Abszisse 

 eintragen. 



Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Härte des Muskels 

 oder sonstigen Organs mit der eines leicht herstellbaren Testobjekts 

 zu vergleichen, wie schon Noyons die Härte von Organen auf Gelatine- 

 platten bezog. Als solches lassen sich zweckmäßig hierfür Gelatine- 

 zylinder von verschiedenem Prozentgehalt und bestimmten Dimensionen 

 herstellen, an denen die Eindrückbarkeit in ganz der gleichen Weise 

 gemessen und in Tabellen oder Kurven dargestellt wird wie am Muskel. 

 Durch Vergleichung der am Muskel und am Gelatineblock gemessenen 

 absoluten Werte lassen sich dann übereinstimmende Zahlen finden 

 und hiernach die Härte bzw. Eindrückbarkeit eines Muskels nach der 

 der Gelatine ausdrücken. 



Tabelle X. 

 Gelatinezylinder als Testobjekte. Durchmesser 30 mm. Höhe 10 mm. Pelotte 

 5 mm. Entfernung der Hebelbelastung 80 mm von der Achse. Skierometerwerte 



in mm. 







%-Gehalt 





Hebelbelastung 



5% 



10°o 



20% 



2 



4,5 



3 



1,5 



5 



10 



6 



2,5 



10 



18 



11,5 



4 



20 





18,5 



7 



Die Tabelle X gibt die Eindrückbarkeit von solchen Gelatine - 

 Testplatten wieder, die durch Eingießen von vorher auf 50 ° erwärmten 

 Gelatinelösungen von 5, 10 und 20% Gelatinegehalt in zylindrische 

 Gläschen von 30 mm Durchmesser mit einer Dicke von 10 mm her- 

 gestellt werden. Bei diesen Dimensionen stimmen die Skierometerwerte 

 von Gelatineplatten innerhalb solcher Gläschen mit denjenigen freier 

 gleichgroßer Platten überein. Daher eignen sich die angegebenen 

 Maße für solche leicht herzustellende Testobjekte aus Gelatine, die 

 zur Gewinnung von Normal- und Vergleichswerten für die Härtemessung 

 von Organen empfohlen werden können. Die Herstellung derartiger 



