294 0- E. Meyer: 



linie ist nun auf verschiedene Weise möglich. Die Methode der 

 Berechnung gründet sich aber immer auf dasselbe Prinzip. 



Da nämlich, wie erwähnt, eine exakte Ausmessung der Wellen- 

 linie nur an den Punkten der Wellenberge und Wellentäler möglich 

 ist, so kommt es auch nicht darauf an, dass der aus der Kurve 

 berechnete Druckwert der Wellenlinie in ihrem ganzen Verlaufe 

 exakt entspreche; vielmehr genügt es, wenn er nur die Höhe der 

 Wellenberge, die Tiefe der Wellentäler und die Wellenlänge mit 

 Genauigkeit repräsentiert. 



Es lassen sich nun aber verschiedene veränderliche Druckkräfte 

 denken, welche wenigstens angenähert dieselbe Zeichnung des Kymo- 

 graphions veranlassen würden, welche namentlich dieselben Maximal- 

 und Minimalwerte sowie dieselbe Wellenlänge zur Folge haben 

 würden. Es lässt sich z. B. denken, dass ein Druck, welcher sich 

 periodisch und kontinuierlich ändert, das Quecksilber des Manometers 

 am Kymographion in Oszillationen von derselben Grösse versetze, 

 wie eine Reihe von einzelnen Stössen kurzer Dauer, wenn diese 

 Stösse sich nur in derselben Periode folgen wie die kontinuier- 

 lichen Änderungen. 



Man kann daher aus der Zeichnung des Kymographions die 

 Grösse des Blutdruckes in verschiedener Weise angeben, indem man 

 diesen Druck durch verschiedenartige Druckkräfte misst, welche ihm 

 hinsichtlich ihrer Wirkung gleich sind. Bleiben wir bei den er- 

 wähnten einfachsten Fällen, so kann man erstens die Stärke 

 eines Pulsschlages angeben durch einen Druck, welcher während 

 der Dauer eines Pulsschlages kontinuierlich ab- und zunimmt, 

 also durch einen periodischen Druck; ebensowohl aber kann man 

 einen Pulsschlag auch messen durch die Intensität eines Stosses 

 von bestimmter kurzer Zeitdauer, der sich in derselben Periode wie 

 die Herzkontraktionen wiederholt. 



Das Kymographion liefert also die Bestimmung der Stärke des 

 Pulses durch verschiedene MaasEe, von denen man je nach dem be- 

 absichtigten Zwecke das eine oder andere vorziehen wird. Im 

 folgenden soll die Möglichkeit einer solchen Messung des Blutdruckes 

 dadurch gezeigt werden, dass die Bewegung des Quecksilbers im 

 Manometer des Kymographions bei verschiedenem auf dasselbe aus- 

 geübten Drucke untersucht , wird, und zwar erstens bei kontinuier- 

 lich und periodisch sich änderndem Drucke, zweitens bei unstetigen, 

 aber periodisch wiederkehrenden Druckänderungen; ausserdem soll 



