426 E- dn Bois-Rey mond: 



konnte mittels der Rolle A zu elektromotorisclien Kraftmessun- 

 gen im Messkreise geschritten werden, deren Sicherheit jedoch 

 auf der Unveränderlichkeit der Kraft der Maasskette und ihres 

 Widerstandes, wie auch des Widerstandes der Drahtleitungen 

 fusst. 



Die Schwierigkeiten in dieser Hinsicht, welche übrigens 

 auch bei der Poggendorff'schen Compensationsmethode, und 

 bei den anderen Messungsmethoden für die elektromotorische 

 Kraft obwalten, entspringen aus der Veränderung der Ketten- 

 flüssigkeiten durch Diffusion, Zinkauflösung und Wasserbildung, 

 und aus den Temperaturschwankungen des Kreises, theils we- 

 gen der Witterung, theils wegen der Wärmeentwickelung durch 

 den Strom und durch örtliche chemische Wirkung. 



Man hat 



N W-f L 



und also n grösser, wenn E kleiner wird, aber auch grös- 

 ser, wenn W wächst und wenn L abnimmt. Dies sind gerade 

 die Veränderungen, welche im Lauf einer längeren Versuchs- 

 reihe entstehen, indem Polarisation eintritt, die Kettenflüs- 

 sigkeiten schlechter leitend, und die Drähte erwärmt wer- 

 den. Es ist deshalb gut, so oft als man es für nöthig hält, J^ 

 leicht und bequem nachsehen zu können. Dazu konnte ich der 

 Rolle B immer genau dieselbe Stellung dem Spiegel gegenüber 

 wieder ertheilen. Weil dies für deren Leitungsdrähte, inso- 

 fern ihre Wirkungen sich nicht aufhoben, nicht in gleichem 

 Maasse thunlich war, hatte diese Rolle eine viel grössere 

 Windungsanzahl als sonst nöthig gewesen wäre, damit nämlich 

 gegen die Wirkung der Rolle selber die der Drähte ver- 

 schwinde. 



Die Witterung verdient Beachtung, wenn, wie es bei mir 

 der Fall war, die Kettenflüssigkeiten in einem ungeheiz- 

 ten Raum aufbewahrt werden, und also im Sommer und 

 im Winter ursprünglich um 30° verschiedene Temperatur ha- 

 ben können, im Winter aber später die Temperatur des ge- 

 heizten Arbeitsraumes annehmen. So lange nicht die Tempe- 

 ratur der Kette stationär ward, ist überhaupt, worauf mich 



