Gehorcht das Blut dem allgem. Strömungsgesetz der Flüssigkeiten? 207 



wiederum nicht eindeutig auf Ursachen in der Flüssigkeit be- 

 zogen werden dürfte. — Ausgeschlossen sind Eigenschwingungen des 

 Rades bei Lagerung auf einer Spitze unter Beobachtung genauer 

 Äquilibrierung der Flügel und Vertikalstellung der Achse. 



Um eine genaue Vertikaleinstellung zu ermöglichen, ist die 

 Schale auf einer kleinen Drehscheibe aufgesetzt (vgl, Fig. 5), deren 

 Stativ Höheneinstellung gestattet. Der Antrieb zur Drehbewegung 

 geschieht mittels eines geriiften Bolzens, welcher in direkter Ver- 

 bindung mit der Drehscheibe die Platte des Statives nach unten 

 durchsetzt. Zwischen Daumen und Zeigefinger kann dieser Antrieb- 

 bolzen leicht gedreht werden und mit ihm die Drehseheibe und die 

 darauf stehende Schale. 



Um eine weitere Fehlerquelle auszuschliessen, ist über das 

 Gefäss samt Inhalt ein etwas weiterer Glaszylinder gestülpt. Durch 

 denselben sollen Luftströmungen abgehalten werden, welche auf das 

 über die Schale emporragende Spiegelchen ein Drehmoment ausüben 

 könnten. Mit Rücksicht auf das den Zylinder durchsetzende Licht- 

 bündel muss darauf geachtet werden, dass das Glas möglichst 

 schlierenfrei und dünn ist. 



Die Vervollständigung der Versuchsanordnung erhellt aus Fig. 6, 

 aus welcher wir folgendes entnehmen: 



Von einer Lichtquelle aus (am besten dem Glühstäbchen einer 

 Nernstlarape) wird mittels Sammellinse ein Lichtbündel auf das 

 Spiegelcheu geworfen, welches das letztere konvergent vor seinem 

 Schnittpunkt triift. Das übrige von der Lampe ausgehende Licht 

 wird mittels Hülse oder Schirm abgeblendet. Neben der Lichtquelle 

 ist eine Trommel aufgestellt, drehbar um eine horizontale Achse. Die 

 Trommel eines Kymographions mit entsprechender Stellung leistet die 

 besten Dienste. Sie ist dazu bestimmt, einen lichtempfindlichen 

 Film zu tragen, welcher auf sie aufgeheftet wird (zum Beispiel durch 

 Leukoplaststreifchen). Über die Trommel wird ein schwarzes Ge- 

 häuse gestülpt (ein Kasten aus Karton), welcher dem Spiegelchen 

 des Flügelrades seine horizontale Schlitzöffnung zukehrt. Diese ge- 

 währt dem vom Spiegel reflektierten Lichtbündel Eintritt auf den 

 Film. Der Kasten ist ohne Boden, damit er über die Trommel des 

 Kymographions gestülpt werden kann. Als weitere Öffnung besitzt er 

 nur noch einen Schlitz für den Durchtritt der Trommelachse. Der 

 Kasten ist natürlich dazu da, fremdes Licht vom Film fernzuhalten. 



Die gegenseitige Entfernung der Lichtquelle des Dreh- bzw. 



