222 W. R. Hess: 



nungeu aus, welche sich niedriger Druckkräfte als 

 Strömungsantrieb bedienen. Sonst liefert uns der Ver- 

 such nicht den Viskositätswert, sondern eine Summe: nämlich 

 den Reibungs widerstand plus Kohäsionswiderstand. Je nach den 

 verwendeten Druckdifferenzen und der Art des Blutes ist die Be- 

 teiligung des letztgenannten Widerstandes am Zustandekommen des 

 summierten Wertes eine verschieden grosse, so dass uns selbst 

 die Möglichkeit genommen ist, durch irgendwelche Korrektur auf den 

 gesuchten isolierten Viskositätswert zu interpretieren. Es bleibt uns 

 deshalb nur übrig, die Versuchsanordnung so zu treffen, dass die 

 Kohäsiouskräfte nicht störend wirken können. Die Bedin- 

 gungen, unter welchen diese Forderungen erfüllt werden, sind uns 

 durch die experimentellen Untersuchungsresultate vorgezeichnet. Wir 

 müssen den Durchfluss durch die Messkapillaren unter relativ grossem 

 Druckgefälle vonstatten gehen lassen. 



Es muss dies der Fall sein, gleichgültig, wie dieMethodik 

 im übrigen beschaffen ist, ob sie sich auf das ältere, im 

 Ostwald' sehen Viskosimeter verwendete, auch von Hirsch und 

 Beck, Du Pre, Demning und Watson und von Determann 

 angenommene Prinzip stützt (Bestimmung des Produktes Druck mal 

 Durchflusszeit) oder auf die von mir eingeführte Methode der direkten 



lij ji r\ ^- L V Blut 



Messung des Quotienten — ~ . 



r] Wasser 



Eine Prüfung der verschiedenen Methoden zur Viskositäts- 

 messung des Blutes ergibt, dass einzig bei Verwendung des von mir 

 angegebenen Viskosimeters ^) der Forderung in Bezug auf den zur 

 Anwendung gelangenden Druck, genüge geleistet wird ! 



Erst die Unkenntnis, nachher die Nichtbeachtung dieser „Druck- 

 bedingungen" haben es verursacht, dass heute die Literatur über 

 Blutviskosimetrie speziell durch Verwendung des Determann 'sehen 

 Viskosimeters von einer grossen Zahl unrichtiger, zum Teil geradezu 

 unmöglicher Werte durchsetzt ist, was natürlich falschen Anschauungen 

 und der Verwirrung Vorschub leisten musste. Von der Anpassung 

 aller Methoden der Blutviskosimetrie an die be sondern Forde- 

 rungen, welche die besondern mechanischen Eigen- 

 schaften des Blutes stellen, hängt es ab, ob in Zukunft die 



1) VorscLriftsgemäss ausgeführt von E. F. Bi'ichi, Optisches Institut und 

 feinmechanische Werkstätte in Bern. 



