Die Analyse der Druck- und Strompulse. 321 



stellt^). Wir dürfen daher annehmen, dass in allen Fällen, in 

 welchen die Windkesseltheorie nicht in Frage kommt — und das ist 

 auch der Fall bei der Bestimmung des St-Q — , die Fehler der 

 Apparate und der Messung 10^1 o nicht übersteigen. Bei der Bestimmung 

 des St-Q werden allerdings die Messungsfehler um so grösser, je 

 kürzer die Dauer des aufsteigenden Schenkels der Druckkurve ist; 

 diese schwankt bei den künstlichen Pulsen zwischen 0,11 und 0,17, 

 bei den Cruralispulsen meist zwischen 0,06 und 0,11 Sekunden. 



In allen anderen Fällen, nämlich dann, wenn sich zwischen 

 Stromuhr und Widerstand eine elastische Strecke befindet, werden 

 die Abweichungen der registrierten von den berechneten Stromstärken 

 grösser : Die Fehler gehen im systolischen Teil bis 20 %, bleiben im 

 diastolischen meist unter 5*^/0 und erreichen in keinem Falle 10 "/o. 

 Dass für diese Fehler nicht die Mängel der Registrierapparate und 

 der Messung verantwortlich zu machen sind, sondern gewisse Mängel 

 unserer Voraussetzungen, geht daraus hervor, dass die Fehler mit 

 der Grösse des peripheren W^indkessels wachsen. Die Voraussetzung 

 der Konstanz der e-Werte kann daher nicht als zulässig angesehen 

 werden. Solange aber die e- Werte klein bleiben, bleiben auch die 

 Abweichungen so gering, dass die Analyse doch brauchbar ist, zumal 

 da die starken Abweichungen sich auf den systolischen Teil be- 

 schränken. Dass auch die im Schlauche ablaufende Wellenbewegung 

 keine wesentliche Störung der durch Druck, Widerstand und 

 Elastizität gegebenen Stromstärke veranlasst, geht aus den geringen 

 diastolischen Abweichungen hervor. Man ist daher berechtigt, die 

 Analyse auch auf die Pulse des lebenden Tieres zu übertragen, 

 vorausgesetzt, dass die lebende Blutbahn keine wesentlichen Eigen- 

 schaften besitzt, die im Schema nicht berücksichtigt sind. 



1) Siehe Pflüger 's Arch. Bd. 147 S. 520. 1912. Da Manometer und 

 Stromuhr auf zwei parallelen optischen Bänken aufgestellt sind, muss das Bild 

 der Stromuhr durch Prismen in die Ebene des Manometers geworfen werden. 

 Eine parallaktische Verschiebung der Strom- gegen die Druckkurve lässt sich 

 an den Zeitmarken des vor dem Spalt des Kymographions schwingenden Stahl- 

 fadens feststellen. In einer neueren, demnächst mitzuteilenden Anordnung be- 

 finden sich Manometer und Stromuhr auf derselben Bank. 



