394 Ernst Blumenfeldt: 



metersaite abgebildet wurde. Die Eichung des Manometers ergab, 

 dass ein Druck von 140 cm Wasser einer Ordinatenhöhe von 12 mm 

 entsprach. Der Inhalt der Bürette B wurde mit einer (in der Figur 

 nicht gezeichneten) grossen Druckflasche verbunden, in welcher durch 

 eine Luftpumpe ein Druck von gewünschter Höhe erzeugt wurde. 



Durch kurzes rhythmisches Öffnen und Schliessen des Hahnes H mit 

 der Hand (60 — 70 mal in der Minute nach dem Takte eines Metronoms) 

 wurde die pulsatorische Strömung hergestellt. Um Druckschwankungen 

 vom Betrag und der Periode der arteriellen herzustellen, war ausser 

 der in JB herrschenden Druckkraft und dem durch Q regulierbaren 

 Widerstand noch ein Windkessel von geeigneter Grösse erforderlich. 

 Bei der Untersuchung von Arterien, von welchen ein 12 — 15 cm 

 langes Stück benützt wurde, genügte meist dieses als Windkessel; 

 bei der Untersuchung von starren Röhren wurde zwischen T und 

 i?i ein etwa 15 cm langer Gummischlauch von 5 mm lichter Weite 

 eingefügt. Bei der Untersuchung von Arterien war es ferner wichtig, 

 den Druck nicht auf Null sinken und die Arterie nicht kollabieren 

 zu lassen, um ein Abheben der Arterienwand von den Elektroden 

 zu vermeiden. Zu diesem Zweck wurde an den Endschlauch unter- 

 halb Q das S-förmige Rohr S angesetzt, dessen periphere Öffnung 

 etwa 40 cm über dem Niveau der Arterie mündete. 



Zur Ableitung der elektrischen Ströme wurden bei den Glas- 

 röhren Platin-, bei den Arterien unpolarisierbare Elektroden be- 

 nützt. Die intrapolare Strecke betrug gewöhnlich 2 — 3 cm. Die 

 Elektroden wurden in der Weise mit dem Galvanometer ver- 

 bunden, dass einem Ausschlag der Saite nach oben eine Negativität 

 des zentralen Ableitungsortes im Verhältnis zum peripheren ent- 

 sprach. Als Instrument für die Aufzeichnung der elektrischen Vor- 

 gänge diente das Huth'sche Saiten galvanometer mit Platin- 

 faden von ca. 4000 Ohm Widerstand, das die auf Grund einer 

 persönlichen Empfehlung und des Prospektes erwarteten Vorzüge 

 leider nicht besass. Das Instrument leidet an dem prinzipiellen 

 Fehler, dass der zur Erregung des Magneten dienende Strom der 

 städtischen Leitung entnommen wird. Es macht sich daher jede 

 Schwankung dieses Stromes an der Saite als Störung bemerklich. 

 Als solche betrachte ich die Erscheinung, dass die Saite bei geringer 

 Spannung sehr häufig unscharf wird. Vor allem aber treten bei der 

 Einschaltung anderer Apparate in die Leitung Störungen auf, die 

 das Galvanometer für feinere Untersuchungen vollständig unbrauch- 



