Experim. Untersuchungen über die Natur der pulsator. Gefässströme. 395 



bar machen. Beispielsweise traten bei der Betätigung eines Röntgen- 

 Apparates in einer der dem Institut benachbarten Kliniken rhythmische 

 Saitensehwingungen (s. Fig. 1 Taf. VI), verbunden mit rhythmischem 

 Tönen des Apparates auf. Auch beim Einschalten des Elektromotors, 

 der zum Betrieb des Kymographions diente und von der gleichen 

 Leitung gespeist wurde, traten in vielen Fällen Saitenschwingungen 

 auf; dabei verlässt die Saite die Einstellungsebene und er- 

 scheint nach kurzer Zeit wieder. In anderen Fällen wurde die 

 Saite mit dem Einschalten des Motors aus dem Gesichtsfeld gerissen, 

 ohne zurückzukehren. Diese Störungen könnten natürlich durch 

 Speisung mit einer besonderen Akkumulatorenbatterie von 220 Volt 

 Spannung behoben werden; allein der Apparat wird zum Anschluss 

 an die städtische Leitung geliefert, und die Firma hielt sich nach 

 erfolgter Aufklärung über die Störungen nicht für verpflichtet, den 

 Apparat zurückzunehmen. Auch die Empfindlichkeit des Apparates 

 erreicht bei weitem nicht den im Prospekt angegebenen Wert und 

 zeigte an verschiedenen Tagen eine auffallende Inkonstanz auch bei 

 Verwendung derselben Saite. Schliesslich ist die Zentrierung des 

 optischen Teils eine unvollkommene. Diese Fehler hatten in vielen 

 Fällen ein Misslingen des Versuchs zur Folge, da der Apparat im 

 geeigneten Moment versagte. 



Zur Kompensation, die in den meisten Fällen nicht erforderlich 

 war, und zur Eichung bediente ich mich des von Gildemeister^) 

 angegebenen praktischen Schaltbrettes. Die Eichung erfolgte nach 

 jedem Durcbströmungsversuch, indem unmittelbar nach dem letzten 

 Pulse der Eichungsstrom meist 0,2 M.-V.) von einem Gehilfen ein- 

 geschaltet wurde (s. Fig. 3 und 6 Taf. VI) , während das Objekt im 

 Kreise verblieb; der Saitenausschlag ist daher das Mass der EMK, 



II. Versuche an Gtlasröhreu. 



Es wurden zwei Röhren benutzt, eine von 8 cm Länge und 

 3 mm Durchmesser, eine zweite von 2 cm Länge und 1 mm Durch- 

 messer, die an beiden Enden in eine 3 mm weite Röhre auslief. 

 In beide waren je zwei Platindrähte in 2 cm Abstand eingeschmolzen, 

 die in das Lumen hineinragten und als Elektroden zur Ableitung 



1) Gildemeister, Ein einfaches Schaltbrett für das Saitengalvanometer. 

 Zeitschr. f. biol. Technik u. Methodik Bd. 8. 1913. 



