428 



K. Hürthle: 





winkligen Dreiecks ABC, dessen Katheten von der Zeit (Ä B) 

 und der Wegstrecke (Ä C) gebildet werden; ihre Längen werden 

 mit Hilfe eines Koordinatenmessers festgestellt, wodurch die mitt- 

 lere Geschwindigkeit in dem untersuchten Zeitabschnitt be- 

 stimmt ist. 



Hat die Markierlinie keine konstante Neigung zur Zeitliuie, 

 d. h. ist die Geschwindigkeit inkonstant (Fig. 4—6 Taf. IX), so 

 kann man sich entweder auf die Bestimmung der mittleren Ge- 

 schwindigkeit beschränken, oder man kann die Geschwindigkeit fort- 

 laufend in beliebig kleinen Zeitteilchen bestimmen und daraus die 

 Kurve der Geschwindigkeit konstruieren. 



Wesentlich fruchtbarer für Kreislaufsfragen wird die Methode 

 der Registrierung der Geschwindigkeit des Stromes in den kleinen 

 Gelassen, wenn man sie mit der gleichzeitigen Registrierung 

 c des Druckes verbindet. Dies habe 



ich während meines Aufenthaltes im 

 Institut M a r e y wegen der nicht un- 

 erheblichen technischen Schwierigkeiten 

 nicht ausführen können und teile über 

 die im Breslauer Institut fortgesetzten 

 Versuche das Folgende mit: 



Leider lassen sich hier Druck und 

 Geschwindigkeit nicht in demselben 

 Gefässquerschnitt bestimmen, da wir keine Methode zur Registrierung 

 des Druckes in den Kapillaren besitzen. Man muss also den 

 Druck in einer grösseren, einer Kanüle zugänglichen Arterie regi- 

 strieren. Die Schwierigkeit, welche sich der gleichzeitigen Re- 

 gistrierung von Druck und Geschwindigkeit auf demselben Film ent- 

 gegenstellt, beruht darauf, dass die zur Abbildung geeigneten Kapillar- 

 gefässe in verschiedenen Richtungen verlaufen. Um das Bild der 

 Kapillare jeweils parallel zum Spalt des Kymographions zu stellen, 

 muss daher entweder das letztere drehbar sein (s. oben), oder das 

 Bild muss optisch (durch ein Umkehrprisma) gedreht werden. Ein 

 drelibares Kymographion zu wählen, empfiehlt sieh nicht bei der 

 Druckregistrierung, da zugleich mit dem Kymographion auch das 

 Manometer gedreht werden müsste, und die Drehung des Manometers 

 grosse Unzuträglichkeiten mit sich bringen würde. Man muss also 

 das Bild drehen. Das geschieht durch ein bildumkehrendes Prisma, 

 das unmittelbar hinter dem Objektiv anzubringen ist, falls dieses 





\\\\ ^\V\\\\\\\\\\\ 



0,2 Sek, 



A B 



Fig. 1. 



