Eine Methode zur Registrierung der Geschwindigkeit des Blutstroms usw. 431 



suchenden Darmschlinge Veranlassung geben kann. Zudem muss 

 in manchen Versuchen eine andere Kanüle in dieser Gegend an- 

 gebracht werden, nämlich in der Vena abdominalis, um den Blut- 

 strom während des Versuches pharmakologisch zu beeinflussen. Es 

 bleibt daher nur ein Ast des Aortenbogens oberhalb des Herzens 

 übrig; unter diesen sind die Karotis communis oder die Arteria 

 pulmo-cutanea geeignet. Erstere liegt am günstigsten, ist aber sehr 

 kurz, letztere ist etwas länger, liegt aber tiefer und ist vom Nervus 

 laryngeus longus bedeckt. Bei Fröschen von wenigstens 60 g Ge- 

 wicht sind beide Arterien brauchbar. Zur Blosslegung genügen zwei 

 rechtwinklige Hautschnitte, der eine in der Mitte des Halses, der 

 andere am oberen Rand des M. pektoralis. Darauf beseitigt man 

 den M. cut. pekt. und geht stumpf bis zum Aortenbogen vor, wobei 

 man sich Brustbein mit Pektoralis durch einen Gehilfen an einem 

 Faden in die Höhe ziehen lässt. 



Die Einführung der Kanüle in die blossgelegte Arterie erfolgte 

 stets am Schluss der anderen Vorbereitungen, nachdem das Tier 

 auf die optische Bank gebracht war. Das Wichtigste ist, dass die 

 in das starre Zinnrohr übergehende Kanüle schon vor der Öffnung 

 der Arterie genau in die richtige Lage gebracht wird. Ist dies ge- 

 schehen, so zieht man die Kanüle zurück, was bei meinem Mano- 

 meter dadurch bequem möglich ist, dass die Zuleitungsröhre um die 

 Achse des Manometerkörpers drehbar ist. Nach Öffnung der Arterie 

 lässt sich dann die Kanüle leicht durch umgekehrte Drehung der 

 Röhre einführen. Die Schwierigkeiten der Handhabung des Mano- 

 meters lassen sich umgehen, wenn man auf genaue Druckwerte ver- 

 zichtet und an Stelle des Manometers ein Sphygmoskop benützt \). 



Wird die Projektion des Mesenteriums mit einem schwachen 

 Objektiv etwa mit Apochromat 16 mm in Verbindung mit dem Pro- 

 jektionsokular auf grösseren Abstand vorgenommen, so kann das 

 Manometer wegen der Länge der Verbindungsröhre nicht mehr vor 

 dem Kymographion aufgestellt werden. Man kann dann den Mano- 

 meterhebel in die Blendenebene des Okulars bringen, das zu diesem 

 Zweck mit einer Öffnung versehen werden muss. In diesem Falle 

 wird das Bild des projizierten Gefässes nicht mehr ganz scharf ab- 



1) Neuerdings wurde am Froschtisch ein besonderer Kanülenhalter an- 

 gebracht, der die Kanüle unverschieblich festhält; dadurch ist es möglich, die 

 durch einen Hahn abgeschlossene Kanüle einzulegen , bevor der Froschtisch auf 

 die optische Bank gebracht wird. 



30* 



