Der sog. psycho-galvan. Reflex und seine pliysik.-chem. Deutung. 495 



sowohl im durchströmten wie im stromlosen Zustand; im 

 ersten Falle bleibt das Element E eingeschaltet, im zweiten wird es 

 (durch Umlegen einer Wippe ohne Kreuz) durch einen Draht ersetzt. 

 Wird jetzt die Versuchsperson gereizt, so kann man an dem Galvano- 

 meter 6ro den ps.g.E. beobachten und gleichzeitig mit dem Telephon 

 die W^iderstandsmessung vornehmen. 



Um jetzt die letztere ihres subjektiven Charakters zu entkleiden 

 ist es nötig, die etwa auftretenden Widerstaudsschwankungen objektiv 

 aufzuzeichnen. Durch den Umschalter ?7(Fig. 1 und 2) wird statt des 

 Telephons T der Detektor Bet eingeschaltet ^). Durch diesen werden 

 die W^echselströme in Gleichstrom verwandelt, der das Galvanometer (ri 

 zur Ablenkung bringt. Hat man zuerst im Telephon ein scharfes 

 Minimum eingestellt, so fliessen ja im Brückenzweige keine Wechsel- 

 ströme; es wird also G^ im Augenblick der Umschaltung in Ruhe 



Fig. 2. Detektoreinrichtung: TJ Umschalter (s. Fig. 1); Dr Drosselspule von etwa 

 0,02 Henry; Bet Detektor; C Kondensator von 2 Mf. ; G^ Galvanometer. 



bleiben. Verändert sich beim Eintreten des ps. g.R. der Widerstand 

 von K, so verschlechtert er das Minimum und veranlasst deshalb Gi 

 zu einer Bewegung, die ebenso wie der an G^ sichtbare Reflex photo- 

 graphisch aufgezeichnet werden kann. Wie empfindlich diese An- 

 ordnung ist, geht aus den unten abgebildeten Kurven hervor. 



Was nun die Hilfsvorrichtungen XXX anbetritft, so bestehen 

 sie aus der oben, erwähnten variablen Spule -) und zwei Eichappa- 



1) Der Detektor bestand aus zwei Stücken Kupferkies und Rotzinkerz, die 

 mit leichtem Druck aneinander gepresst waren (Perikon-Detektor). Die Schaltung 

 ist aus Fig. 2 zu ersehen. Näheres in J. Zenneck, Lehrbuch der drahtlosen 

 Telegraphie, 2. Aufl. S. 337. 



2) Diese ist nötig, um das Minimum absolut scharf zu machen. Man kann 

 entweder eine Doppelspule verwenden, deren beide hintereinander geschaltete 

 Teile mehr oder weniger gegeneinander verschoben werden, oder, wenn es nicht 

 auf eine genaue Kenntnis der kompensierenden Selbstinduktion ankommt, eine 

 einzige Spule (die sekundäre eines Induktoriums) mit einem verschieblichen fein- 

 drähtigen Eisenkern. 



