496 Martin Gilde meister: 



raten zur Ein- und Ausschaltung bekannter Widerstände und elektro- 

 motorischer Kräfte (s. Fig. 3). W ist ein Widerstand, der gewöhn- 

 lich eingeschaltet ist, aber durch den Kurzschlussschlüssel S^ ausser 

 Wirkung gesetzt werden kann. Dadurch wird der W^iderstand des 

 ganzen zu messenden Systems um einen bekannten Betrag herab- 

 gesetzt, wodurch sowohl G^ (wegen Veränderung der Gleichstrom- 

 bahn) als auch Gi (wegen Verschlechterung des Wechselstromminimums) 

 abgelenkt werden müssen. Man weiss dann also, welche Ausschläge 

 bei beiden Galvanometern einer Veränderung des Systemwiderstandes 

 um W Ohm entsprechen, was nachher bei der Beurteilung des ps. g. R. 

 von Wichtigkeit ist. — Bei der dritten Vorrichtung (Fig. 3) kann 



Fig. 3. Die in Fig. 1 durch XXX angedeuteten Hilfsapparate : S20 Spule mit 

 verschieblichem Eisenkern ; W Widerstand (gewöhnlich 250 Ohm), der durch den 

 Schlüssel Si kurz geschlossen werden kann; S^ Schlüssel; £^ Element; ab Gleitdraht. 



man durch Schliessen des Schlüssels S2 eine bekannte E.M.K. ein- 

 führen, ohne den Widerstand merklich zu ändern. Darauf wird, bei 

 gut eingestelltem Minimum, nur das Galvanometer G^ reagieren, 

 wodurch es nun hinsichtlich der E.M.K. geeicht ist. 



Die technisch schwierigste Aufgabe ist die Herstellung annähernd 

 reiner Sinusströme von grosser Frequenz. Es gibt dazu eigentlich 

 nur zwei Mittel: eine gute Wechselstrommaschine \) oder die 

 Penisen' sehe Lampe (Bogenlampe in Wasserstoff brennend, posi- 

 tive Elektrode aus Kupfer, durch Wasser gekühlt, negative Elektrode 

 aus Homogenkohle 2). Mir stand nur die letztere Vorrichtung zur 



1) Zum Beispiel die Dolezalek'sche, hergestellt von Siemens & Halske 

 in Siemensstadt-Berlin. 



2) Vgl. Zenneck, 1. c. 



