Der sog. psycho-galvan. Keflex und seine physik.-chem. Deutung. 497 



Verfügung; ich kann ohne Einschränkung sagen, dass man damit, was 

 Bequemlichkeit und Konstanz anbetrifft, bei einiger Einarbeitung sehr 

 zufrieden sein kann ^). Die Schaltung ist aus der Figur in der S. 489 

 Anm. 1 angeführten Arbeit zu ersehen. Ich habe immer mit der 

 Frequenz 5000 — 6000 gearbeitet; der Ton ist hoch genug, um die Polari- 

 sation der Haut bis auf einen kleinen Betrag herabzusetzen und den 

 Detektor zum kräftigen Ansprechen zu bringen, andererseits doch 

 noch so weit von der oberen Hörgrenze entfernt, dass auch noch 

 telephonische Einstellung gut möglich ist. 



Die Elektroden schliesslich^) waren 

 „unpolarisierbar". Hg in l^loiger, gut 

 mit HgCl gesättigter NaCl -Lösung mit 

 einem Überschuss von HgCl. Unten 

 waren sie mit einer Schweinsblase ver- 

 schlossen (Fig. 4); sie wurden auf die 

 gut gereinigte und mit Elektrodenflüssig- 

 keit befeuchtete Haut aufgesetzt und 

 durch schwere Stative gehalten. 



Die Versuche wurden in einem stillen 

 Dunkelzimmer vorgenommen. Der Faden 

 einer Nernstlampe beleuchtete die beiden 

 Galvanometerspiegel und wurde dann 

 durch Linsen auf dem über eine Kymo- 

 graphiontrommel gespannten Bromsilber- 

 papier abgebildet. Durch ein Metronom, 

 dessen Pendel etwas verbreitert war und 

 vor dem Nernstfaden hin und her schwang, wurde die photographierte 

 Lichtlinie in einigen Versuchen zum Zwecke der Zeitmessung unter- 

 brochen; die Unterbrechung fand alle zwei Sekunden statt. 



Fig. 4. Unpolarisierbare Elek- 

 troden: F Glasflasche ohne 

 Boden; C beiderseits offener 

 Glaszylinder; G ringförmiger 

 Gummistopfen ; Hg Queck- 

 silberring; S Schweinsblase; 



D isolierter Platindraht. 



Innere Füllung : 1 % ige NaCl- 



Lösung + HgCl. 



Versuche. 



Nachdem die Versuchsperson sich zwanglos so hingesetzt hatte, 

 dass sie von der Versuchsanordnung und den dort nötigen Ein- 

 stellungen nichts sehen konnte, wurde eine Elektrode auf eine Hand- 



1) Die Technik — Konstruktion der auch zu akustischen Zwecken (s. Zentralbl. 

 f. Physiol. Bd. 28, Nr. 12 „Sinnesphysiologische Mitteilungen") gut brauchbaren 

 Lampe, Bedingungen der Konstanz, Frequenzbestimmung usw. — wird in der 

 Zeitschr. f. Sinnesphysiol. veröffentlicht werden. 



2) Gemeinsam mit Dr. Leva konstruiert. 



