Wassergehalt und Temperatur der ausgeatmeten Luft. 



35 



lötete. Die Drähte hatten einen Durchmesser von ^/lo mm. Eine 

 Lotung wurde dann in eine De war 'sehe Flasche fest eingeschlossen, 

 die auch ein sehr empfindliches Thermometer enthielt; die andere 

 befand sich in der Atmungsröhre, die ich nun beschreiben will. 



Die beiden freien Enden der Nickeldrähte gingen zum Galvano- 

 meter. Ich verwendete ein sehr empfindliches Spiegelgalvanometer 

 vom A r s n V al'schen Typus (Resistenz 4 ß). Mittels einer ge- 

 eigneten Vorrichtung lässt sich erreichen, dass Vio Grad Temperatur- 

 steigerung in einer Lötung beinahe genau einem Teilstrich der Skala 

 des Galvanometers entspricht. Um diesen thermo-elektrischen Apparat 



/ 



Fig. 1. 



zu eichen, genügt es, die Lötung der Atmungsröhre zugleich mit 

 einem in Vio Grade geteilten Präzisionsthermometer in ein Reagenz- 

 glas zu bringen und letzteres in ein Wasserbad einzutauchen, dessen 

 Temperatur man von 32 — 37*^ C. variieren lässt. Man liest gleich- 

 zeitig die Verschiebungen des Galvanometers und des Thermometers 

 ab und konstruiert mit diesen Werten eine Kurve, mittels deren 

 man dann bei den einzelnen Versuchen die Verschiebung des Galvano- 

 meters in Vio Grade umwandelt. 



Man muss Sorge dafür tragen, dass alle Drähte und alle elek- 

 trischen Fugen wobl mit Watte bedeckt sind, um den Einfluss der 

 Temperaturänderungen der Umgebung abzuhalten. Diese Graduierung 

 des thermo-elektrischen Apparates muss täglich vorgenommen werden, 

 ehe man eine Versuchsreihe beginnt, oder wenn das Thermometer 

 der De war 'sehen Flasche etwaige Verschiebungen zeigt. 



