22 M. Eiger: 



nommen habe; der Strom ist stets unmittelbar vom Herzen selbst 

 abgeleitet worden, nachdem mit der grössten Vorsicht das Perikard 

 entfernt wurde; die Ableitung geschah mittels der unpolarisierenden 

 Birkenpilzelektroden, welche im Institut ausschliesslich im Gebrauch 

 sind. Da gewisse Erscheinungen einer Nachprüfung an grösseren 

 Tieren bedürften, so muss ich bemerken, dass beim Hunde die Strom- 

 ableitung mittels derselben Elektroden am curarisierten Tier nach 

 Thoraxeröffnung erfolgte. In Fällen, wo der Strom beim Hunde 

 von den Extremitäten abgeleitet werden sollte, habe ich stets von 

 mir speziell für diesen Zweck konstruierte unpolarisierende Elektroden 

 benutzt, die aus einem 25 cm langen Stück Auto- oder Fahrrad- 

 gummischlauch bestanden, in welches die Extremität eingeführt wurde; 

 den Boden des Schlauches bildete eine amalgamierte Zinkplatte, die 

 mittels einer Messingschraube mit den zum Galvanometer führenden 

 Drähten verbunden war. Indem man den Schlauch mit konzentrierter 

 Zinksulfatlösung füllt, bekommt man bequeme unpolarisierende Elek- 

 troden, die sich sehr leicht an den Extremitäten des Tieres anbringen 

 lassen, den Strom fast von der ganzen Extremität sammeln und die 

 Obei-fläche der Haut fortwährend feucht halten. Bei der Elektro- 

 kardiogrammentnahme beim Menschen wurden die üblichen unpolari- 

 sierenden Elektroden gebraucht, die aus Tongefässen mit kon- 

 zentrierter Zinksulfatlösung bestanden und mittels eines amal- 

 gamierten Zinkblättchens mit den Galvanometerdrähten verbunden 

 waren. Da, wie noch weiter ausführlich zu berichten ist, die Ver- 

 suche nicht nur am ganzen Herzen, sondern auch an ausgeschnittenen 

 Froschherzpartien (z. B. an den Vorhöfen nach totaler Entfernung 

 der Kammer und der Bulbus am Sinus nach totalem Abtragen der 

 Vorhöfe und der Kammer, am pulsierenden Bulbus aortae nach 

 totalem Abtragen desselben von der Kammer und von den Vorhöfen) 

 angestellt wurden, so muss ich bemerken, dass nach dem jeweiligen 

 Anlegen der Elektroden die Möglichkeit der Mitaufnahme irgend- 

 welcher Nebenströme (z. B. des durch die Schädigung verursachten 

 Ruhestromes) dadurch absolut ausgeschlossen wurde, dass wir unter 

 Verwendung der Kompensation vor jeder photographischen Aufnahme 

 die Galvanometersaite derartig in die NuUage brachten, dass weder 

 die Schliessung noch die Öffnung im Galvanometerkreise irgendwelchen 

 Ausschlag verursachte. 



