über das Minutenvolum des Herzens bei Ruhe und bei Muskelarbeit. 251 



Verlauf der Analyse. Setzt man zu wenig Wasserstoff zu, werden 

 sich anomale — übrigens unbekannte — Verbreanungsprodukte 

 bilden können, und die Analyse wird nicht zu retten sein, auch 

 nicht, wenn man später Wasserstoff in Überschuss zusetzt und die 

 Verbrennung fortsetzt. Die Verbrennung geht normaliter nach 

 folgender Formel vonstatten : NgO + Hg = Ng + H2O , woraus er- 

 hellt, dass die Kontraktion bei der Verbrennung direkt die Menge 

 von NgO angibt. Der Platindraht muss während der Verbrennung 

 am besten stark rotglühend sein; wenn der Draht stark weissglühend 

 wird, und namentlich wenn eine Explosion stattfindet, wird die Ver- 

 brennung unregelmässig. Die Verbrennung kann sehr wohl auch 

 bei schwach rotglühendem Draht vonstatten gehen, beansprucht 

 dann aber mehr Zeit. Wenn die Analyse in normaler Weise ver- 

 läuft, soll der Strom durch den Platindraht nur ein paar Minuten 

 lang geschlossen sein. Bei den von mir angewandten Stickoxydul- 

 mischungen ist die Verbrennung eine vollständige, wenn ich, nach- 

 dem ich die Analyse zwölfmal von der Messbürette in die Ver- 

 brennungspipette gewechselt und danach das von N2O in den beiden 

 sehr kleinen „schädlichen Räumen" über der Absorptionsflüssigkeit 

 übriggebliebene „geholt" habe — wiederholte Versuche haben gezeigt, 

 dass ein einmaliges „Holen" genügt — , die Analyse wieder sechsmal 

 in die Verbrennungspipette hinüberführe. 



Es kann indessen vorkommen, dass der Verlauf der Verbrennungs- 

 analyse nicht so glatt vonstatten geht , wie hier beschrieben. Es 

 kann vorkommen, dass die Verbrennung zu langsam verläuft, dass 

 man, wie wenn man Sauerstoff von einer zu alten Pyrogallollösung 

 absorbieren lässt, eine approximative Zahl erhält, die sich dann im 

 Laufe einer langen Reihe von fortgesetzten Übertragungen ein wenig 

 verändert und schliesslich konstant wird. So kann man 60- bis 

 70 mal zu kippen haben statt wie gewöhnlich 15 — 18 mal. Ich habe 

 früher mitgeteilt ^) , dass derartige Unregelmässigkeiten nach Um- 

 wechslung des Inhaltes des Kippapparates auftraten, wenn ein wenig 

 CUSO4 hinzugesetzt wurde. Dieselbe Erscheinung ist mir späterhin 

 wiederholt begegnet, und zwar immer bei Umwechslung des Inhaltes 

 des Kippapparates, aber ohne dass bei diesen Gelegenheiten ein 

 anderer Stoff als reines Zink und Schwefelsäure zugesetzt worden 

 wäre. Es kann gewiss als sicher betrachtet werden, dass diese 



1) Skand. Arch. f. Pliysiol. Bd. 30 S. 75. 1913. 



17 



