252 J- Lindhard: 



Unregelmässigkeit von minimalen Spuren von Sauerstoff herrührt; 

 der Kippapparat hat einen recht bedeutenden „schädlichen Raum", 

 und es sind zwischen demselben und der Verbrennungspipette ein 

 oder zwei Waschflaschen eingeschaltet, deren „schädlicher Raum" 

 auch gründlich durchspült werden muss, bevor man reinen Wasserstoff 

 erhält, oder wenigstens bevor man in der Beziehung sicher gehen 

 kann. Wir haben selbstverständlich immer, so oft die Verbindung 

 zwischen dem Kippapparat und der Verbrennungspipette unter- 

 brochen und der Inhalt des ersteren umgewechselt wurde, für eine 

 sorgfältige Durchleitung von Wasserstoff gesorgt, und wir haben zu 

 wiederholten Malen auf Sauerstoff analysiert, bevor wir den Wasser- 

 stoff zur Verbrennungsanalyse benutzten ; aber auch bei der möglichst 

 grössten Sorgfalt ergibt der Analyseapparat keine grössere Genauig- 

 keit als + 0,01 ^/o , und Sauerstoffmengen darunter lassen sich also 

 nicht auf diesem Wege nachweisen. Man muss indessen annehmen, 

 dass mitunter Sauerstoff in noch geringeren Mengen vorhanden sein 

 kann, und dass diese Mengen dann die erwähnte Unregelmässigkeit 

 verursachen, teils weil die Schwierigkeiten von selbst aufhören, 

 wenn man den Apparat einige Tage gebraucht hat, teils weil eben 

 nachweisbare Mengen von Sauerstofl Fehler in der besprochenen 

 Richtung verursachen; grössere Sauerstoffmeugen dagegen werden 

 ganz uuregelmässige Ablesungen ergeben, bald nach einer, bald nach 

 der anderen Richtung hin. 



Die Verbrennung darf nicht zu lange ununterbrochen fortgesetzt 

 werden. Es hat sich wenigstens in betreff' des Analyseapparates, 

 den ich gewöhnlich benutzt habe, gezeigt, dass man nach einer Reihe 

 von konstanten Ablesungen plötzlich eine Vermehrung des Luftvolums 

 erhalten kann, die allerdings gering ist, aber absolut die Grenze der 

 Ablesungsgenauigkeit überschreitet. Die Ursache dazu ist gewiss in 

 dem von M. Krogh^) beobachteten Umstand zu suchen, dass kleine 

 Mengen von Hahnfett bei starker Erwärmung sich verflüchtigen und 

 verbrennen können. Ich habe mehrmals bei längerer, fortgesetzter 

 Verbrennung der Kontrolle wegen das Quecksilber in den Armen 

 der Verbrennungspipette kochen sehen und eine sehr merkbare Er- 

 wärmung des Glases beobachtet, die sogar an den Röhren über dem 

 Hahn direkt fühlbar war. Über diese Schwierigkeit wird man in- 

 dessen leicht hinwegkommen können. Wenn die Verbrennung aus- 



1) Luftdiffusion gennem Menneskets Lunger p. 52. K0benhavn 1914. 



