Erwiderung, betr. die Versuche von A. Herlitzka über die Wärmebildung usw. ,597 



Es wird jedenfalls geraten sein, in weiteren Versuchen über 

 diesen Gegenstand eine Thermosäule von solcher Form zu verwenden, 

 dass die Lötstellen derselben nur eine möglichst beschränkte Stelle 

 der Herzoberfläche berühren, damit alle Punkte derselben bei der 

 Pulsation ein annähernd gleiches Potential annehmen. 



Um Störungen durch wechselnden Zufluss der Ringer- Lösung 

 zu vermeiden, kann man ja diesen Zufluss während der Beobachtung 

 sistieren, ohne dass, wie Herlitzka angibt, die Pulsationen auf- 

 hören. Dann wird es auch möglich sein, durch kurze Überträgung 

 eine genaue myographische Aufzeichnung ohne Verzögerung einzu- 

 richten und so das zeitliche Verhältnis der auftretenden Ströme zu 

 den Pulsationen des Herzens festzustellen^). 



1) Herlitzka bat in seiner Arbeit allerdings den Einwand erwähnt, dass 

 die beobachteten Ströme von Aktionsströmen des Herzens herrühren könnten. 

 Indessen dachte er nicht daran , dass dieselben Zweigströme von solchen sein 

 könnten. Vielmehr denkt er nur an Induktionen der Aktionsströme auf die spJralige 

 Thermosäule (ja sogar an Induktionen durch den Erdmagnetismus bei Bewegungen 

 der Spirale)." Induktionen dieser Art sind aber kaum möglich, da die Thermo- 

 säule eine zu einem Ring gestaltete Spirale bildet, in der Induktionen von aussen 

 her sich aufheben. Eher wäre an eine Influenz durch die Aktionsströme zu 

 denken, wenn Herzwand, Lackschicht und Metall der Säule einen Kondensator 

 bildeten. Nehmen wir hingegen an, dass die dünne Lackschicht der Säule durch 

 die beständige Benetzung mit Ring er -Lösung gut leitend geworden ist, so werden 

 die entstehenden Zweigströme nicht unbedeutend gewesen sein. Es sei der mitt- 

 lere Widerstand eines Stromes im Herzen , der von zwei diametral gelegenen 

 Punkten der von der Säule berührten Herzwand abgeleitet wird, gleich ivi^ der 

 Widerstand der Thermosäule zwischen diesen Punkten gleich iv^, und der Wider- 

 stand der Galvanometerleitung gleich w^, dementsprechend die Stromstärken in 

 den genannten Stromzweigen ij, 4 und »3, so ist nach den Kirchhoff' sehen 



Formeln : 



. E- 1C2 



^ tüi ■W2 + Wi- Zt'3 + tV2 • tCg 



wobei E die Potentialdiiferenz der abgeleiteten Punkte des Herzens ist. 



Messen wir die Stromstärke I, wenn wir die abgeleiteten Punkte des Herzens 

 direkt mit dem Galvanometer verbinden, so haben wir: 



Man erhält also: 



1 + 



iV2 {tc\ + iVa)/ 



In den Versuchen von Herlitzka ist ico gleich dem Widerstand der 

 halben Thermosäule, gleich 7,25 Ohm-, der Widerstand des Galvanometers ist 

 5300 Ohm. Der Widerstand iVi des Kaninchenherzens kann ungefähr gleich dem 

 eines Kubus aus Muskelfleisch (resp. Ring er- Lösung) von 2 cm Seite gesetzt 



