14 . E. Wilke und 0, Meyerhof: 



Wechselstrom wurde durcli eioen Schlittentransformator geschickt, 

 der die Schwingungen sinusförmig gestaltete und zugleich zur 

 Variierung der Stromstärke diente. Die maximale Spannung betrug 

 55 Volt. Zur Variierung der Geschwindigkeit dienten Vorschalt- 

 widerstände. 



Die Hochfrequenzmaschine war folgendermassen gebaut: Auf 

 ein Rad von 13 cm Durchmesser waren 20 Klingelmagneton derartig 

 hintereinander geschaltet, dass immer abwechselnd ein Nordpol und 

 ein Südpol entstand, wenn der Strom hindurchgeschickt wurde. Die 

 beiden freien Enden waren leitend mit zwei durch Hartgummi 

 isolierten Schleifringen verbunden, die an den Radspeichen befestigt 

 waren. 



Dieser Anker wurde auf der Welle eines Vio P.S. -Motors, 

 welcher maximal 3000 Touren pro Minute machte, aufgeschraubt. 

 Zwei Schleiffedern, die an die Ringe angelegt sind, besorgten die 

 dauernde Erregung der 20 kleinen Magnete durch eine Batterie 

 von 40 oder 80 Volt. Als Induktionsmagnet diente eine flache, auf 

 einem weichen Eisenkern befestigte Spule von 5 cm Durchmesser 

 und 6 mm Bewicklungsdicke. 



Entsprechend der Anzahl der Magnete erhielten wir Wechsel- 

 zahlen bis 960 pro Sekunde; die maximale Spannung betrug 47 Volt. 

 Auch bei dieser Maschine wurden Stromstärke und Wechselzahl durch 

 verschiebbare Widerstände reguliert. 



Zur Zählung der Wechselzahl wurde auf die Achse der Maschinen 

 ein Tourenzähler aufgeschraubt, der mit einer Fünftelsekundenuhr 

 abgelesen wurde. Die Messung der Stromstärke geschah mit einem 

 Hitzdrahtamperemeter von Hartmann und Braun, das zwei Mess- 

 bereiche 0,010 — 0,150 Ampere und von 0,10 — 1,5 Ampere besass. 

 Durch Schätzung konnten Unterschiede von 0,0005 Amp. noch be- 

 quem bestimmt werden. 



Bei den meisten Versuchen wurde ein Kondensator, bestehend 

 aus 50 Staniolblättern zwischen Schreibpapier, an die Klemmen 

 des Sekundärkreises der Maschine gelegt. Derselbe besass eine 

 Kapazität von 40 Mikrofarad und diente dazu, bei dem Funken der 

 Maschine unregelmässige Stromstösse aufzufangen. 



Bei den Potential messungen und Membranversuchen wurde das 

 Amperemeter in den Stromkreis, in dem sich das Untersuchungsobjekt 

 befand, geschaltet, in den Kuvettenversuchen lag es parallel. Diese 

 letztere Schaltung ist später in Fig. 4 angegeben. 



