146 K- Hürthle: 



Gehen wir über zur Geschichte der elastischenMano- 

 meter, so verdanken wir ihre Einführung und eine fortschreitende 

 Verbesserung derselben Ad. Fick^). Er hat sein erstes Instrument, 

 das Bourdon'sche Hohlfedermanometer, nicht auf Grund der 

 mathematischen Theorie konstruiert, wohl aber hat er das Instrument 

 mit den Forderungen der Theorie verglichen (S. 584): „Man wird 

 bemerken, dass mein Instrument ungefähr den Anforderungen ent- 

 spricht, die M a c h nach seinen theoretischen Betrachtungen an einen 

 Wellenzeichuer stellt"; doch sagt er auf der vorhergehenden Seite: 

 „Ein entscheidendes Wort kann aber lediglich eine Experimental- 

 kritik sprechen;" eine solche wurde mit künstlichen Druck- 

 schwankungen von bekannter Form vorgenommen. 



Später hat Fick die Bourdon-Köhre durch das Flachfeder- 

 Mauometer ersetzt und zur Übertragung des Druckes von der 

 Arterie auf das Manometer an Stelle von Wasser Luft benützt. Die 

 Verbesserung dieses Instrumentes gegenüber dem ersten bestand 

 einerseits in einer Erhöhung der elastischen Kraft der Feder, andrer- 

 seits in einer Verminderung der schwingenden Massen, welche durch 

 Luftübertragung erzielt war. 



Diese Verbesserung ist ohne Zweifel insofern im Einklang mit 

 der mathematischen Theorie, als diese möglichst grosse elastische 

 Kraft und möglichst geringe Masse verlangt, widerspricht aber der 

 auch später noch übersehenen Voraussetzung der Theorie, dass die 

 bewegte Masse durch einen Massenpunkt ersetzt werden kann und 

 sich als Ganzes bewegt. Diese Voraussetzung kann, wie in der 

 folgenden Abhandlung gezeigt wird, bei einer inkompressiblen Flüssig- 

 keit innerhalb gewisser Grenzen als erfüllt betrachtet werden, gilt 

 aber offenbar nicht mehr für ein System von flüssigen und gas- 

 förmigen Substanzen. 



Im Jahre 1886 habe ich selbst eine vergleichende experimentelle 

 Prüfung der damals für physiologische Zwecke gebrauchten Druck- 

 messer mit dem Ergebnis angestellt^), dass die verschiedenen In- 

 strumente sich wesentlich durch die Grösse der Flüssigkeitsver- 

 schiebung unterscheiden, welche sie zum Ausgleich einer bestimmten 

 Druckdifferenz beanspruchen, dass die Grösse dieser Fiüssigkeits- 

 menge ein Kriterium für ihre Leistungsfähigkeit und dasjenige 

 Manometer das beste sei. welches zur Erzeugung eines bestimmten 



1) Ad. Fick, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1864 S. 583. 

 2, ilLirthle, Pflüger's Arch. Bd. 43 S. 399. 



