Betrachtungen über die theoretischen und praktischen Bestrebungen etc. 147 



hydrostatischen Druckes die kleinste Flüssigkeitsverschiebung oder 

 den geringsten Aufwand an Arbeit erfordert. 



Ersetzt man daher einen Teil der inkompressiblen Flüssigkeit, 

 welche den Druck von der Arterie auf das Manometer überträgt, 

 durch Luft, so wird der Vorteil, welchen die Verminderung der 

 schwingenden Masse mit sich bringt, durch die starke Vermehrung 

 der am Manometer zu leistenden Arbeit tiberwogen, welche eine 

 Folge der Kompressibilität der Luft ist, und das Manometer wird 

 zu träge, um raschen Druckschwankungen zu folgen. 



Weiterhin enthält meine Abhandlung eine Untersuchung über 

 den Einfluss der Länge, des Querschnittes und des spezifischen Ge- 

 wichtes der übertragenden Flüssigkeitssäule auf die Leistungen des 

 „Gummimanometers"; aus dieser ergab sich „die praktische Regel, 

 die Verbindungsstücke zwischen Arterie und Mano- 

 meter nicht zu lang und hinlänglich weit zu nehmen" 

 und eine Flüssigkeit von geringem spezifischen Gewicht zu wählen. 



Diese experimentell gewonnenen Ergebnisse sind nun, 

 wie im folgenden gezeigt wird, von der Theorie vollkommen 

 bestätigt worden, und die allgemeinen Überlegungen und syste- 

 matischen Prüfungen, welche zu ihrer Auffindung geführt haben, 

 können daher doch wohl nicht als „planloses Arbeiten" bezeichnet 

 werden. 



Gehen wir nun über zu den durch theoretische Untersuchungen 

 erzielten Fortschritten, so ist es ein unbestreitbarer Fortschritt und ein 

 Verdienst Frank' s, die Mach 'sehe Theorie der Wellenzeichner 

 auf die elastischen Manometer übertragen und damit die quanti- 

 tative Bedeutung der einzelnen Faktoren festgestellt zu 

 haben, welche auf die Leistungen der Manometer von Einfluss sind. 

 Die Theorie führt aber zu dem Ergebnis, dass dies die nämlichen 

 Faktoren sind, deren Bedeutung ich früher auf experimentellem 

 Wege festgestellt hatte, wie die folgende Betrachtung zeigt: als 

 Maßstab für die Güte der Instrumente dient die Dauer der Eigen- 

 schwingung T oder ihr reziproker Wert, die Schwingungszahl 



N =~, dieser Wert wird durch die Faktoren 1) Elastizitätskonstante 



des Manometers E' und 2) Querschnitt Q, Länge L und spezifisches 

 Gewicht s der übertragenden Flüssigkeitssäule in der aus der Formel 



10^ 



