Experimentalkritik der Frank' sehen Theorie der elast. Manometer. 157 



Grösse der Öffnung unterscheiden. Diese beträgt bei den einzelnen 

 Ringen 7,2, 9,0, 11,1, 13,3 und 14,6 mm. Die dazu passenden 

 Grundplatten P haben einen Durchmesser von 6,8, 8,6, 10,7, 12,9 

 und 14,2 mm, so dass zwischen dem inneren Rand der Ringe und 

 dem äusseren der Grundplatten jeweils ein freier Raum von nur 

 0,2 mm verbleibt. 



Die Übertragung des Druckes auf die Stahlfeder ist bei allen 

 Grundplatten dieselbe; sie ist in der technischen Abhandlung S. 244 

 beschrieben. Durch diese Einrichtung kann E' innerhalb sehr weiter 

 Grenzen variiert werden. Beim Wechsel der Grundplatten ändert 



Fig. 1. 



sich dann E' aus doppeltem Grunde, nämlich erstens wegen der 

 Änderung der Fläche, zweitens wegen der des Ausschlages, da die 

 Kraft der Platte für denselben Druck mit der gedrückten Fläche 

 und damit der Ausschlag bei Verwendung derselben Feder zunimmt. 

 Die Gewichte der Grundplatten betragen in der oben angegebenen 

 Reihenfolge 0,090, 0,380, 0,518, 0,776 und 0,915 g-, die kleinste 

 Grundplatte sowie der Rahmen B,a und die Rolle B,o waren aus 

 Magnalium gefertigt, die grösseren Grundplatten aus Messing. 



Der Einfluss der Masse der Grundplatte auf die Schwingungs- 

 dauer der Stahlfeder des Manometers ist, wie durch besondere 

 Versuche ermittelt wurde, so gering, dass die dadurch bedingten 



