158 



K. Hürthle: 



Unterschiede vernachlässigt werden können. In einem Versuche 

 betrug die Schwingungszahl der Stahlfeder mit angestecktem Stroh- 

 hebel von 120 mm Länge und 0,06 g Gewicht 51 pro Sekunde; 

 durch Verschraubung eines Gewichtes von 20 g mit dem Rahmen Ra 

 (3 mm von der Achse entfernt) wurde die Zahl auf 44 herab- 

 gesetzt. 



Die Grösse der Flüssigkeitsverschiebung für einen 

 bestimmten Druckzuwachs (E') bei Verwendung der einzelnen Grund- 

 platten wurde in doppelter Weise ermittelt: 



a) durch Berechnung: die für eine bekannte Druckdifferenz 

 auftretende Volumänderung stellt bei meinem Manometer annähernd 

 einen Flüssigkeitszylinder dar, dessen Durchmesser der lichten Weite 

 des Ringes A gleichgesetzt, dessen Höhe aus dem Ausschlag der 

 Hebelspitze und der Hebelvergrösserung berechnet wurde. 



b) durch Eichung mit Hilfe des S. 249 der technischen Ab- 

 handlung beschriebenen Kapillarvolum eters. 



Der Vergleich zwischen den berechneten und empirisch fest- 

 gestellten Werten ergab, dass die berechnete Volumänderung stets 

 kleiner ausfiel als die beobachtete, wie die folgende Tabelle zeigt: 



Tabelle I. 



Verg'leich der bereclineten und gemessenen Flüssigkeits -Ver- 

 schiebung' im Prüfangsmauometer mit Hebel von 12 cm Länge und 

 40facher Tergrösserung, 



Membran- 



Flüssigkeitsverschiebuug (cbmm) bei einer Druck- 

 schwankung von 



Hebel- 



durch- 



10—80 mm 



Hg 



80—150 mm Hg 



ausschlag bei 



messer 













be- ge- 



Diffe- 



be- 



ge- 



Diffe- 



10-80 



80-150 



cm 



rechnet j messen 



renz (j-h 



rechnet 



messen 



renz g-h 



mm 



mm 



0,72 



3,0 



5,8 



2,8 



3,0 



5,3 



2,3 



3,0 



3,2 



0,90 



10,3 



19,0 



8,7 



8,3 



14,6 



6,3 



6,5 



5,2 



1,11 



18,8 



28,0 



9,2 



.17,6 



24,8 



7,2 



7,9 



7,4 



1,B4 



40,7 



50,3 



9,6 



37,0 



48,0 



11,0 



11,9 



10,8 



1,48 



56,3 



73,0 



16,7 



55,5 



70,0 



14,5 



13,1 



12,9 



I 



Bei der Betrachtung der Tabelle wird auffallen, dass die 

 Eichung nicht beim Druck 0, sondern bei 10 mm Hg beginnt; dies 

 hat seinen Grund darin, dass bei der Druckschwankung — 10 der 

 Volumzuwachs des Manometers relativ am grössten ist wegen der 



