160 K. Hürthle: 



Wesenheit von Luftblasen überzeugt oder solche entfernt hat, wird 

 der Stutzen C mit der Glasröhre von oben aufgesetzt, wobei sofort 

 Flüssigkeit in die Röhre eindringt. Schliesslich wird diese durch 

 weiteres Nachpressen von Wasser aus der Röhre F gefüllt. 



In vielen Fällen habe ich noch ein anderes Mittel benutzt, um 

 den Ausschluss von Luftblasen zu kontrollieren. — Hat man nämlich 

 einmal die Flüssigkeitsverschiebung im Manometer für einen be- 

 stimmten Druckzuwachs mit Hilfe des S. 249 beschriebenen Kapillar- 

 volumeters gemessen und sich hernach durch Offnen des Manometers 

 unter Wasser vom Ausschluss von Luftblasen versichert, so lässt sich 

 der gefundene W>rt zur Kontrolle dafür benutzen , ob ausser der 

 Gummimembrau und Stahlfeder ein weiterer elastischer Faktor im 

 Manometer ist oder nicht. Ist ein solcher in Form einer Luftblase 

 vorhanden, so gibt er sich durch eine Zunahme der Volumänderung 

 zu erkennen. Ich bestreite daher entschieden die Behauptung von 

 Frank ^), dass es unmöglich sei, das Manometer luftfrei zu füllen; 

 meine Versuche sind wenigstens frei von diesem Fehler. 



Messung des Druckes durch die Stahlfeder. 



In allen Versuchen wurde der Druck von der Grundplatte auf 

 eine Stahlfeder übertragen, welche durch Torsion in Anspruch ge- 

 nommen wird^}. Der Grad der Torsion wird durch einen mit der 

 Rolle festverbundenen Strohhebel registriert, und zwar entweder 

 durch Russschreibung, wobei der Strohhebel eine Länge von 12 cm 

 von der Achse der Rolle bis zur Spitze hat, oder durch Licht- 

 schreibung, bei welcher der Strohhebel nur eine Länge von 2,7 cm 

 und am Ende eine Verlängerung auf 3,2 cm in Form eines Glas- 

 fadens von 0,02 — 0,05 mm Durchmesser hat. — Das Bild dieses 

 Fadens wird auf den registrierenden Film optisch vergrössert ent- 

 worfen. 



Bei der optischen Registrierung wurden die Kurven nach dem 

 Garten 'sehen Verfahren in ein Koordinatensystem eingetragen. — 

 Die Zeitmarken wurden durch ein Pendel erzeugt, welches vor dem 

 Vertikalspalt des Kymographiums elektromagnetisch in Schwingung 

 erhalten wird und fünf ganze Schwingungen in der Sekunde ausführt. 

 Die dadurch erzeugten vertikalen Linien entsprechen daher einem 



1) Frank, Kritik S. 481 und 501. 



2) Siehe die technische Abhandlung S. 242. 



