Experimentalkritik der F r a n k ' sehen Theorie der elast. Manometer. 1(31 



Zeitabstand von Vio Sek. (Fig. 1—21 Taf. I). Die halben Schwingungen 

 des Pendels sind zwar wegen des Anschlages an den Kontakt nicht 

 genau gleich lang , wohl aber die ganzen ( = Vs Sek. ) , wie durch 

 gleichzeitige Registrierung der Zeitmarken eines Chronographen oft- 

 mals festgestellt wurde. 



Sämtliche Kurven wurden auf einem Koordinatenmesser bei 

 zehnfacher Vergrösaerung von einem technischen, in diesen Messungen 

 geübten Hilfsarbeiter ausgemessen und in Stichproben von mir selbst 

 kontrolliert. 



B. Die Abhängigkeit der Schwingungsdauer von der wirksamen 

 3Iasse und der Elastizitätskonstanten des 3Iano Dieters. 



Versuch I. 



An dem beschriebenen Instrument habe ich nun nach einzelnen 

 Vorversuchen eine Versuchsreihe durchgeführt, in welcher der Reihe 

 nach die drei Faktoren variiert wurden, nämlich: 



1. die Elastizitätskonstante £" durch Benutzung der Mem- 

 branen von 7,2, 9 und 11,1 mm Durchmesser, 



2. der Querschnitt Q der Zuleitungsröhren durch Benutzung 

 von drei Röhren von 2,38, 7,98 und 11,6 mm Durchmesser, 



3. die Röhrenlänge L durch fortschreitende Kürzung dieser 

 Röhren; die grösste Länge betrug in allen Fällen 100 cm, nach 

 Kombination dieser Länge mit den drei Membranen wurde jede 

 Röhre um je 20 cm und schliesslich von 20 auf 10 cm gekürzt und 

 nach jeder Verkürzung mit den drei Membranen kombiniert; auf 

 diese Weise wurden 6X3X3 = 54 Schwingungsversuche angestellt. 



Um den Einfluss dieser Faktoren möglichst rein zu erhalten, 

 und die Schwingungsdauer durch das Trägheitsmoment der Schreib- 

 vorrichtung möglichst wenig zu beeinflussen, wurden die Bewegungen 

 optisch registriert, indem die Feder des Manometers mit einem 3 cm 

 langen Hebel von sehr geringem Trägheitsmoment (s. S. 165) ver- 

 bunden und dessen aus einem Glasfaden bestehende Spitze optisch 

 vergrössert abgebildet wurde. 



In allen diesen Versuchen wurden die Röhren vertikal auf- 

 gestellt, um Biegungen der Flüssigkeitssäule zu vermeiden; Röhren- 

 achse und Trommelachse des Manometers bildeten so eine gerade 

 Linie; der Registrierhebel lag nach unten vom Manometer. 



Pflüger's Archiv für Physiologie. Bd. 137. 11 



