162 K. Hürthle: 



Diese Stellung der Flüssigkeitssäulen hat im Vergleich zur 

 horizontalen Lagerung der Röhren nach der Theorie keinen Einfluss 

 auf das Resultat, da in der Gleichung 



^5P+^^ + ^t + ^« = ''- • • ®- 



das konstante Glied Po (die Schwerkraft) keinen Einfluss auf die 

 Schwingungsdauer ausübt ^). Um dieses Ergebnis der Theorie auch 

 experimentell zu verifizieren, wurden an einzelnen Punkten nach der 

 Anstellung des Versuchs mit vertikaler Röhre Anfang und Ende der 

 Röhre rechtwinklig umgebogen und das Manometer samt der Röhre 

 um 90 ^ gedreht und nun bei gleicher Länge der Wassersäule der 

 Versuch wiederholt, wobei der Überdruck in den Flaschen die 

 Werte lOü bzw. 150 cm Wasser erhielt. 



Um ferner trotz der sprungweisen Kürzung der vertikalen Röhren 

 eine in allen Fällen gleiche Druckschv/ankung auf der Membran zu 

 erzielen (um E' genau konstant zu halten), wurde in folgender Weise 

 verfahren: Bei den Versuchen mit 100 cm Röhrenlänge wurde das 

 obere Ende der Röhren durch den Dreiweghahn abwechselnd mit 

 der Flasche von 50 cm Wasserdruck und mit der atmosphärischen 

 Luft verbunden. Nach der Kürzung der Röhren wurden die ab- 

 nehmenden Höhen der Wassersäulen durch den Luftdruck einer 

 zweiten ähnlichen Flasche kompensiert; beispielsweise wurde die 

 Wassersäule von 80 cm Höhe durch den Dreiweghahn abwechselnd 

 mit zwei Flaschen verbunden, in welchen ein Druck von 20 und 

 70 cm Wasser herrschte usw.; in allen Versuchen haben wir also 

 Druckschwankungen von 100 — 150 cm Wasser auf der Membran. 



Jeder einzelne Versuch bestand aus 6 — 12 Druckschwankungen, 

 die in raschem Tempo aufeinander folgten; Fig. 1 — 21 Taf. I geben 

 Beispiele von den gewonnenen Kurven. 



Da die Werte für Tbzw. N bei den einzelnen Druckschwankungen 

 nur geringe Abweichungen zeigten, wurden gewöhnlich vier beliebige 

 Beispiele zur Messung verwandt und das Mittel aus ihnen genommen. 



"Wie gross die Abweichungen im einzelnen Falle sind, ist aus 

 der Spalte Maximum - Minimum der Tab. H S. 163 zu ersehen, in 

 welcher die Schwankungen angegeben sind; die eingeklammerten 

 Zahlen dieser Spalte bedeuten die Anzahl der Messungen. 



1) Frank, Kritik S. 467. 



