164 K- Hürthle: 



Im ersten Teil (A) dieser Tabelle sind die Schwingungszahlen N 

 in den 54 mit vertikalen Röhren angestellten Versuchen angegeben, 

 im zweiten (B) die Schwingungszahlen in den an horizontalen Röhren 

 angestellten Versuchen. 



Um dem Leser ein anschauliches Bild der Versuchsresultate zu 

 geben, habe ich ausserdem die Werte der Tabelle graphisch in der 

 Weise dargestellt, dass die Röhrenlängen als Abszissen und die 

 Schwingungszahlen als Ordinaten in ein Koordinatensystem ein- 

 getragen wurden. Für jeden einzelnen Versuch ergaben sieh dann 

 zwei Punkte , welche die Schwingungszahl beim Druck 100 bzw. 

 150 cm Wasser darstellen. Um jedoch die Übersicht durch die Zahl 

 der eingetragenen Punkte nicht zu stören, wurden für die drei ver- 

 schiedenen E' (für die Membrandurchmesser 0,72, 0,9 und 1,11 cm) drei 

 Koordinatensysteme gewählt und in jedes die an den Röhren von 

 0,238, 0,798 und 1,16 cm Durchmesser bei fortschreitender Ver- 

 kürzung gefundenen Sehwingungszahlen eingetragen (Fig. 1—3 Taf. II). 



Die für die einzelnen Röhren und Drucke ermittelten Punkte 

 wurden dann durch grade Linien verbunden, und die so erhaltenen 

 Kurven geben nun ein anschauliches Bild der Abhängigkeit der 

 Schwingungszahl von der Grösse der Flüssigkeitsverschiebung sowie 

 von Länge und Durchmesser der Zuleitungsröhren des Manometers. 



Um ferner den Grad der Übereinstimmung zwischen 

 Theorie und Experiment in gleicher Weise anschaulich zu 

 zeigen, wurden die Sehwingungszahlen aus den gemessenen Werten 

 der Konstanten nach der Frank 'sehen Formel für den Druck von 

 100 cm Wasser berechnet und gleichfalls in die Koordinatensysteme 

 eingetragen; zur Unterscheidung der berechneten und gefundenen 

 Schwingungszahlen wurden die berechneten Punkte durch gestrichelte 

 Linien verbunden , die experimentell gefundenen durch ausgezogene 

 Linien. 



Die berechneten Werte sind in der Tabelle III S. 165 zusammen- 

 gestellt. Diese enthält nicht allein die Endresultate der Rechnungen, 

 sondern, um den Einfluss der einzelnen Faktoren zu zeigen und die 

 Kontrolle der Angaben zu erleichtern, auch die Werte von E\ 

 M'f (wirksame Masse der Flüssigkeit) und M'h (wirksame Masse 

 des Hebels). Bei der Berechnung von M'f ■^) wurde die im Mano- 

 meterkörper befindliche Flüssigkeit vernachlässigt; ihre wirksame 

 Masse beträgt nur 0,8. 



