182 K. Hürthle: 



ZU folgendem Ergebnis (S. 588): „Es zeigt sich nun bei den ge- 

 Daueren Versuchen eine eindeutige Abhängigkeit der Schwingungs- 

 dauer von der Grösse der Dämpfung in dem Sinne wie die Formel 5' 

 (II S. 170) verlangt. Die Schwingungsdauer nimmt mit wachsender 

 Dämpfung zu. Dass die Grösse der Zunahme auch quantitativ nach 

 unserer Formel erfolgt, erscheint als ein weiterer Beweis dafür, dass 

 die grundlegenden Annahmen, die zu der Entwicklung der Formel 

 gedient haben, richtig sind." 



In den folgenden Versuchen ist als künstlicher Widerstand zur 

 Dämpfung der Manometer der S. 244 der technischen Abhandlung 

 beschriebene Revolverhahn benutzt, welcher den früher von mir ge- 

 brauchten, durch allmähliche Hahnverengerung herbeigeführten 

 Dämpfungen, sowie der Frank 'sehen Dämpfungsschraube (s. Kritik 

 S. 585) gegenüber die grossen Vorteile besitzt, dass er zwei un- 

 veränderliche Dämpfungslücher enthält, die durch einen Griff 

 ein- und ausgeschaltet und gegen die volle Öffnung vertauscht 

 werden können, sowie dass diese Däinpfungslöcher eine verschwindend 

 geringe Länge haben und in der Achse der Zuleitungsröhre liegeui 

 Mit dieser Einrichtung wurden die Versuche jeweils in der Weise 

 angestellt, dass die Eigenschwingungen des Manometers in der früher 

 beschriebeneu Weise zunächst bei voller Öffnung des Hahns (7 mm),- 

 dann nach Einschaltung der Dämpfungslöcher von 0,6 bzw. 0,4 mm 

 ausgeführt wurden. Im ganzen wurden vier Versuche mit folgenden 

 Variationen angestellt: Im ersten Versuche wurde die künstliche 

 Dämpfung al)wechselnd am Anfang und Ende der Flüssigkeitssäule 

 oder an beiden Stellen angebracht. Im zweiten wurde der Quer- 

 schnitt, im dritten die Länge der Flüssigkeitssäule und im vierten 

 der Membrandurchmesser (die Elastizitätskonstante) variiert. 



Erster Versuch. 



Um die Dämpfung abwechselnd am Anfang und am Ende des 

 Systems anbringen zu können, wurden zwei gleichgearbeitete Mano- 

 meter (für optische Piegistrierung mit hohem E') und zwölffacher 

 Hebelvergrösserung (o : 36) durch eine Glasröhre von 8,02 mm 

 Durchmesser und 160 cm Länge in der Weise miteinander verbunden, 

 wie es die unten stehende Skizze zeigt. 



Das eine der Manometer (Mii) war luftfrei mit Wasser gefüllt, 

 das andere Qlj) nur bis zur Höhe des Revolverhahnes; die Gummi- 

 membran des letzteren war durch einen luftdicht schliessenden 



