Experimentalkritik der Frank'schen Theorie der elast. Manometer. 187 



1. dass am ungedämpften Manometer der dynamische Quotient 

 mit der wirksamen Masse zunimmt im Verhältnis von 1 : 1,73, 

 während die wirksame Masse im Verhältnis von 1 : 3,6 steigt. 

 Bei der weiteren Zunahme der wirksamen Masse auf 8,6 durch Ver- 

 kleinerung des ßöhrenquerschnitts tritt aber keine weitere Erhöhung 

 des Quotienten, sondern eine Abnahme ein; 



2. dass die Wirkung der Dämpfung bei der weitesten Röhre am 

 grössten ist — bei dieser allein wird der Quotient = 0, das Mano- 

 meter aperiodisch, — und mit abnehmendem Röhrenquerschnitt ab- 

 nimmt. Die Dämpfung wirkt also um so günstiger, je kleiner die 

 wirksame Masse des Manometers ist. 



In übereinstimmender Weise zeigt sich in den drei letzten 

 Spalten der Tabelle XV a, dass die Auslöschung der Eigenschwingungen 

 von der wirksamen Masse abhängt. Nur bei der weitesten Röhre 

 erfolgt die Einstellung bei der Dämpfung 0,4 ohne jede Eigen- 

 schwingung. 



Dieses Ergebnis veranlasst mich, auf einen Irrtum hinzuweisen, 

 in dem ich mich bei der Einführung der künstlichen Dämpfung^) 

 befand. Nach der Feststellung, dass die Ursache der Eigen- 

 schwingungen der Manometer, welche bei der Einwirkung grosser 

 Druckdifferenzen auftreten, nicht in der Schreibvorrichtung, sondern 

 in der Trägheit der Flüssigkeitssäule des Manometers liegt, habe 

 ich die Eigenschwingungen durch einen starken, in der Zuleitungs- 

 röhre angebrachten Widerstand (Hahnverengerung) beseitigt. 



Da sich nunmehr in der Flüssigkeitssäule ein sehr grosser 

 Widerstand befand, glaubte ich, dass der natürliche, insbesondere 

 der durch den Querschnitt der Röhre bedingte Widerstand 

 zu vernachlässigen sei und habe auf den grossen Querschnitt der 

 Röhre, den ich am ungedämpften Manometer als zweckmässig er- 

 kannt hatte ^), kein besonderes Gewicht mehr gelegt. 



Durch die Aufstellung des Begriffes der wirksamen Masse, sowie 

 durch die Darlegung Frank's^), dass die bei den Manometer- 

 bewegungen auftretenden Widerstände wahrscheinlich anderer Art 

 sind als die bei der Strömung von Flüssigkeiten beobachteten, wurde 

 ich zur Wiederaufnahme des Gegenstandes veranlasst. Die vor- 



1) K. Hürthle, Experimentelle Prüfung der Manometer usw. Pflüger 's 

 Arch. Bd. 47 S. 8. 1890. 



2) Vgl. S, 147 der vorhergehenden Abhandlung. 



3) Frank, Kritik S. 593. 



