Experimentalkritik der Frank' sehen Theorie der elast. Manometer. X93 



2. Die Dekreiiiente werden sehr stark im Sinne 

 einer Erhöhung beeinflusst, die Eigenschwingungen 

 des Manometers also sehr rasch vernichtet. 



Noch deutlicher zeigt sich die günstige Wirkung der Dämpfung 

 im „dynamischen Quotienten" (dem Verhältnis der Drucküber- 

 schreitung zur Druckschwankung), der wegen der Inkonstanz der 

 Dekremente als Maß der dämpfenden Wirkung benutzt wurde; er 

 lässt erkennen, dass die Dämpfung um so günstiger wirkt, je geringer 

 die wirksame Masse des Manometers ist. 



3. Die Einstellungszeit wird durch geringe Grade der 

 Dämpfung, welche nicht zu aperiodischer Einstellung führen, nur 

 wenig beeinflusst, bei den stärkeren zur vollkommen aperiodischen 

 Einstellung nötigen Graden der Dämpfung aber bis auf den dop- 

 pelten Wert erhöht. 



2. Dämpfung' der Manometer durch innere Reibung der Flüssigkeit. 



Bei der eigenartigen Wirkung der Manometerdämpfung, welche 

 wir im vorhergehenden konstatiert haben, schien es mir zur Er- 

 klärung der Natur der „Widerstände" von Interesse, die Wirkung 

 einer Dämpfung festzustellen, bei welcher die Widerstände nicht durch 

 äussere Reibung, durch Verengerung des Querschnitts, sondern durch 

 Erhöhung der inneren Reibung der ganzen Flüssigkeitssäule vermehrt 

 werden. Beruht die natürliche Dämpfung der Manometer auf der 

 bei der Flüssigkeitsströraung auftretenden Reibung, so wird sich eine 

 starke Änderung der Viskosität in einer entsprechenden Beeinflussung 

 der Schwingungsdauer des Manometers äussern. 



Ich habe daher in einer Reihe von Versuchen das destillierte 

 Wasser des Manometers durch Glycerin vom spezifischen Gewicht 1,23 

 ersetzt. Seine Viskosität wurde mit Hilfe eines st wald 'sehen 

 Viskosimeters gemessen und ergab bei 19° C. den 102 fachen Wert 

 des destillierten Wassers von gleicher Temperatur. Bei der Füllung 

 der Manometer mit Glycerin ist die Entfernung der Luftblasen 

 schwieriger als bei der Wasserfüllung, aber doch mit Sicherheit zu 

 bewerkstelligen, wie sich durch Prüfung der Flüssigkeitsverschiebung 

 mit Hilfe des Kapillarvolumeters feststellen lässt. Vor der Füllung 

 muss das Manometer natürlich sorgfältig getrocknet werden. 



Im ganzen wurden drei Versuche angestellt, in welchen Q, E' 

 und L variiert wurde. 



l'flüfjer's Archiv für Physioloirie. Bd. ];^7. IH 



