202 K- Hürthle: 



schon in dem zweiten der oben angeführten Sätze (S. 572 der Kritik) 

 angedeutet ist. 



Wie nun Gl. Schaefer^) in einer folgenden Abhandlung 

 zeigen wird, ist dieser Widerspruch durch eine unrichtige Auslegung 

 der Mach 'scheu Differentialgleichung hervorgerufen. Diese ist 

 nämlich unter der Voraussetzung aufgestellt, dass die einwirkende 

 Kraft eine stetig periodische ist, in welchem Falle nach geeigneter 

 Zeit jede Spur der Eigenschwingungen verschwindet. Es können 

 nun aber die Schwankungen des Blutdruckes nicht als stetige 

 Änderungen einer äusseren Kraft aufgefasst werden; vielmehr stellt 

 jeder Pulsschlag einen Stoss dar, der aufs neue die störenden Eigen- 

 schwingungen auslöst, und diese können in hinreichender Zeit 

 nur durch passend gewählte Widerstände zum Verschwinden ge- 

 bracht werden. Nach dieser Überlegung steht die Anwendung der 

 künstlichen Dämpfung nicht mehr im Widerspruch mit den Ergeb- 

 nissen der Theorie. 



Was nun die experimentelle Untersuchung der Wirkung der 

 Dämpfung anlangt, so bin ich im Jahre 1890 -) zu dem Ei-gebnis 

 gekommen , dass man die Leistungen der Manometer wesentlich er- 

 höhen könne, wenn man sie durch Anbringung künstlicher Wider- 

 stände aperiodisch macht. Die Richtigkeit dieses Ergebnisses wird 

 in der folgenden Abhandlung (S. 234) von neuem bestätigt, und wir 

 können uns die günstige Wirkung der künstlichen Dämpfung in 

 folgender Weise klarmachen : Da wir keine masse- und reibungs- 

 losen Manometer herstellen können, müssen wir die schädlichen 

 Wirkungen der Massen tunlichst klein machen und kompensieren; 

 diese bestehen in der Trägheit, welche in der zeitlichen Verzögerung 

 der mitgeteilten Bewegung und im Beharrungsvermögen zum Vor- 

 schein kommt. Beide Störungen machen sich erst bei einem gewissen 

 Grenzwert der Geschwindigkeit geltend; das Beharrungsvermögen 

 wird bei geringer Geschwindigkeit durch die natürliche Reibung 

 kompensiert. 



Die trägen Massen bestehen bei dem Manometer 

 1. aus der im Manometer und in den Röhrenverbindungen ein- 

 geschlossenen Flüssigkeit, 



1) Cl. Schaefer, Kritische Eandglossen usw. S. 260. 



2) Hürthle, Pflüger's Arch. Bd. 47 S.S. 



