Experimentalkritik der Frank 'sehen Theorie der elast. Manometer. 203 



2. aus der elastischen Masse, welche sich mit dem Blutdruck ins 



Gleichgewicht zu setzen hat, 

 o. aus der Schreibvorrichtung. 



Von diesen Massen spielt die Flüssigkeit die grösste Rolle ; ihre 

 Wirkung nimmt im allgemeinen mit der Länge und dem spezifischen 

 Gewicht der Flüssigkeitssäule zu und mit ihrem Querschnitt ab ; 



Ls 



die Definition Frank 's — wirksame Masse =-~?j ist daher sehr 



zweckmässig. 



Eine Verminderung der schädlichen Wirkung lässt sich dadurch 

 erzielen, dass man erstens Länge und spezifisches Gewicht der 

 Flüssigkeitssäule möglichst klein, den Querschnitt aber relativ gross 

 wählt, und zweitens die Bewegungen der Flüssigkeitsteilchen tun- 

 lichst klein werden lässt; dieses erreicht man durch Beschränkung 

 der zum Ausgleich einer bestimmten Druckdifferenz erforderlichen 

 Flüssigkeitsverschiebung. Bei beiden Maßnahmen kommt man aber 

 an eine Grenze; bei der Verkürzung der Röhren, weil der Abstand 

 zwischen Manometer und Arterie nicht beliebig kurz gemacht werden 

 kann, bei der Verkleinerung der Flüssigkeitsverschiebung, weil mit 

 derselben die zur Bewegung der Schreibvorrichtung notwendige 

 Kraft und der erzielbare Ausschlag abnimmt. 



Unter diesen Umständen bleibt ein Teil der schädlichen Massen 

 zurück, der nicht beseitigt, sondern nur kompensiert werden kann. 

 Diese Kompensation wird durch künstliche Dämpfung erreicht, d. h. 

 durch die Einschaltung eines besonderen Widerstandes an einer 

 Stelle der Flüssigkeitssäule , am besten im Manometer selbst ^). 

 Der Widerstand wirkt verzögernd auf die Bewegung der Flüssigkeit 

 und vermindert damit ihre lebendige Kraft, vermöge deren sie bei 

 der Einwirkung einer Druckschwankung die neue Gleichgewichtslage 

 überschreitet. 



Während so die schädliche Wirkung der Masse, soweit sie sich 

 im Beharrungsvermögen äussert, durch die künstliche Dämpfung 



1) Die Eiflführung eines besonderen Widerstandes durch Erhöhung 

 der Viskosität der Flüssigkeit hat sich in den vorangehenden Versuchen 

 (Abschn. C II, 2) als nicht geeignet erwiesen, da die Trägheit der Flüssigkeit, 

 gemessen am dynamischen Quotienten, durch die natürliche Dämpfung auch bei 

 grosser Viskosität der Flüssigkeit nur wenig kompensiert wird, und die künstliche 

 Dämpfung eine so starke Verlängerung der Einstellungszeit herbeiführt, dass das 

 Instrument für physiologische Zwecke unbrauchbar wird. 



