208 ^- Hürthle: 



Zur Berechnung von E' musste das in der Kapillare K be- 

 findliche Luftvolum festgestellt werden. Dies geschah durch 

 Berechnung aus der Länge und dem Durchmesser der Kapillare. 

 Da aber das obere Ende derselben kegelförmig ausgezogen und der 

 Inhalt dieses Teils ungenau zu bestimmen war, wurde die Berechnung 

 noch durch die Volumänderung kontrolliert, welche die Luft bei 

 einer Drucksteigung von bestimmtem Werte erfuhr. Die beiden 

 berechneten Werte stimmten nahezu überein. 



Tabelle XXII zeigt nun, dass im Falle der Quecksilberfüllung 

 der Röhren die beobachteten Schwingungszahlen in hinreichender 

 Übereinstimmung mit den berechneten sind, dass dagegen im Falle 

 der Wasserfüllung die beiden Werte wenigstens bei den drei weiteren 

 Röhren sehr stark von einander abweichen, in dem Sinne, dass die 

 beobachteten Schwingungszahleu gegen die berechneten erheblich 

 zurückbleiben. In diesem Falle sind auch die Abweichungen 

 zwischen den Einzelmessungen recht erheblich; die Maxima und 

 Minima innerhalb jedes Versuchs sind den Schwingungszahlen in 

 Kleindruck beigefügt. Noch auffallender ist die Tatsache, dass die 

 beim hohen Druck (140 cm W^asser) registrierten Schwingungen mit 

 einer Ausnahme langsamer sind als die beim niedern Druck (0) 

 verzeichneten, ein Ergebnis, welches sowohl der Theorie widerspricht, 

 als auch in den früheren Versuchen nur ganz ausnahmsweise be- 

 obachtet wurde. Ich glaubte daher zunächst, dass hier eine Ver- 

 wechslung der Kurven stattgefunden habe, allein eine wiederholte 

 Untersuchung bestätigte das vorher gewonnene Ergebnis. 



Bei diesem Ergebnis schien es mir notwendig, noch eine weitere 

 Modifikation der am Kapillarmanometer angestellten Versuche vor- 

 zunehmen, bestehend in einer Versuchsreihe mit fort- 

 schreitender Verkürzung der Röhre. Zu dieser wählte ich 

 eine zylindrische Röhre von 8,01 mm Durchmesser und 155 cm 

 Länge; sie wurde an dem einen Ende geschlossen und unmittelbar vor 

 demselben die Kapillare K von 1,26 mm Durchmesser und 9 mm 

 Länge vom Glasbläser aufgesetzt und an der Spitze geschlossen. Da 

 die Röhre BB (Fig. 3 S. 206) beim Versuch horizontal zu liegen 

 kam, wurde das freie Ende zur Erzielung eines senkrecht zur 

 Röhrenachse stehenden Flüssigkeitsspiegels rechtwinklig umgebogen. 

 Um ferner bei der Kürzung der Röhre das Ende nicht jeweils 

 von neuem biegen zu müssen, wurde das umgebogene Ende 4 cm 

 von der Biegungsstelle entfernt abgeschnitten und die beiden 



